XXV, 4. Scheffer: l'ber das Arbeiten mit dem Paraboloid-Kondensor. 449 



Objekttoilchen kömieii unter Umständen stark überbelichtet und sehr 

 feine unterbelichtet sein. Für diese Arbeiten sind lichthoffreie Platten 

 dringend zu empfehlen. Wenn es auf kürzere Belichtungen zarter 

 Objekte ankommt , deren Bilder natürlich lichtschwach sind , nimmt 

 man am besten höchst empfindliche Moraentplatten , die man durch 

 Bestreichen der Glasseite mit Rotlack -Bayer lichthoffrei macht. Die 

 meisten bereits lichthoffrei präparierten Platten des Handels sind 

 weniger lichtempfindlich , als die entsprechenden nicht lichthoffreien 

 Plattensorten. Über die Belichtungszeiten kann natürlich keine all- 

 gemeine Angabe gemacht werden. Das ist ganz Sache des Ver- 

 suches. Die richtige Belichtungszeit wird am besten mit Hilfe der 

 Schiebekassette festgestellt. Die Verbindung des Objektträgers mit 

 dem Paraboloid- Kondensor wird am besten so hergestellt, daß man 

 auf die Unterseite des Objektträgers 2 bis 3 Tropfen Zedernholzöl 

 bringt. Dann kehrt man den Objektträger rasch um , so daß das 

 Zedernholzöl eine nach unten hängende Kuppe bildet. Nun legt man 

 das Präparat auf den Objekttisch des aufrechtstehenden Mikroskopes 

 und hebt den vorher etwas heruntergeschraubten Paraboloid -Kon- 

 densor mit der Triebbewegung vorsichtig in die Höhe, bis seine obere 

 Fläche den Objektträger berührt. Auf diese Weise wird das Entstehen 

 von Luftblasen zwischen Paraboloid und Objektträger vermieden. Luft- 

 blasen im Immersionsöl lassen sich leicht mit einer heißen Nadel ent- 

 fernen. Beim Anfertigen der Präparate ist noch darauf zu achten, 

 daß der auf den Objektträger gebrachte Tropfen der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit nicht zu groß ist. Wenn sich am Rande des 

 Präparates einige Luftblasen bilden, so schadet das viel weniger, als 

 wenn der Flüssigkeitstropfen zu groß war und die Schicht zwischen 

 Objektträger und Deckglas zu dick ist. Das Präparat wird zweck- 

 mäßig mit Paraffin oder Wachs umrandet. Eine Reihe von Unter- 

 suchungen hat gezeigt, daß man mit dem Paraboloid -Kondensor vor 

 allem die Umrisse der Objekte in ihren feinsten Einzelheiten erkennen 

 kann. Sehr häufig dringt aber auch genügend viel Licht in das 

 Innere der Objekte ein, so daß auch Einzelheiten des inneren Aufbaues 

 untersucht werden können. Es hängt von der Oberflächenbeschaffen- 

 heit des Objektes ab, wieviel Licht in das Innere desselben eindringt. 



Tafelerklärung (Tab. V). 



Figur 1 stellt isolierte Zellen , aufgenommen mit dem Paraboloid- 

 kondensor dar. 



Figur 2 ist dasselbe Präparat aufgenommen in durchfallendem Licht. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XXV. 4. 29 



