454 Gebhardt: Aus optischen und meclianischen Werkstätten IT. XXV, 4. 



Entlastung der gleichzeitig erheblich verfeinerten Mikroraeterbewegung 

 (Fig. 1), die nicht melir die ganze Säule, sondern nur noch den 

 Tubus mit seinem Zahntrieb unter Vermittlung einer Schlittenfiihrung 

 zu tragen hat, die nach Bergers Vorgange für die großen Stative 

 der meisten kontinentalen^ Werkstätten typisch gewordenen Bau- 

 prinzipien. Die neue Reichert sehe Mikrometerbewegung (Fig. 1) „be- 

 steht aus einer Spindel *S', die mit zwei Triebknöpfen ui und iit' 



1. 



versehen ist und in ein Schneckenrad E eingreift, auf dessen Stirn- 

 Häche eine schraubenförmige Erhebung und Senkung eingefräst ist. 

 Beim Drehen der Triebknöpfe w wird eine Rolle und der auf der- 

 selben aufgelagerte Tubus beliebig gehoben oder gesenkt und es 

 wird eine Einstellung erzielt, die sich durch außerordentliche Fein- 

 heit, Exaktheit und Dauerhaftigkeit auszeichnet. Da nur das geringe 



^) In England und Amerika waren schon viel länger Stative mit 

 festem Tubusträger und an der Tubusführung direkt angreifender Mikro- 

 raeterbewegung in fJebraueh. 



