XXV. 4. (iebliardt : Au.s optischen uml ineclianisclien Werkstiitten II. 457 



woran beim jjjewöhnliclieii (k'brauch des Mikroskopes niemand denkt. 

 Icli ftihre hier außer dem ini),i,^liclist vollkommenen Abschluß des 

 eigentlichen Meclianismus und der Präparate noch besonders die 

 nach den Entwicklungen des Verfassers sehr einleuchtende Verlegung 

 der (nur in gröberer Form erforderlichen) Einstellung in eine Höheu- 

 verschiebung des Präparatenträgers, durch Hebel und Schnecken- 

 mechanismus von außen zu betätigen, um den Tubus durch starre 



Micrometpr 

 Ocular. 



Auszug- 



Befestigung allen unerwünschten und eventuell das Instrument oder 

 die Präparate gefälirdeuden Verschiebungen unzugänglich machen zu 

 können, — eine Art der .Scharfstellung, die bei den Mikroskopen ge- 

 wöhnlicher Verwendung mit Recht längst abgekommen ist. Der 

 zitierte Aufsatz enthält auch sonst Ratschläge für die Konstruktion 

 des Präparatenträgers selbst, für die Einrichtung des Schutzkastens 

 und den Einbau der notwendig vom Beschauer zu betätigenden Be- 

 wegungsorgane des Instrumentes, ferner über die Beleuchtung der 

 Objekte, sowohl im durelifallenden wie im auffallenden Licht, wobei 



