XW, 4. (Tcbhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten 11. 461 



einer Genanigkeit von O'Ol mm bestimmt. Der den erwähnten drei 

 ;Modellen gemeinsame Oberbau besteht im wesentlichen aus einem 

 Mikroskope mit Zahn und Trieb, das auf einem horizontalen Schlitten 

 mittels einer Schraube von genau 1 mm Ganghöhe verschoben werden 

 kann. Die Schraubeuspindel wird um ihre Längsachse durch eine 



■"-iv-.-Tr;^ tr T»"!"^'-:,,- -: '-'-\ .■"■■' > --^ " 



Mikrometertrommel gedreht, deren Umfang in 100 Teile geteilt ist. 

 Jeder Teil entspricht also einer Verschiebung des Mikroskopes um 

 0*01 mm. Die Vergrößerung kann durch Auswechseln von Objektiv 

 und Okular dem Objekt angepaßt werden. Das Modell Ä (Fig. 4 u. 5j, 

 hauptsächlich zu Härtebestimmungen von Metallgegenständen nach 



längerer Schraube ausgerüstet, die bis zu 50 mm zu messen gestaltet ; dies 

 ist namentlich beim Ausmessen von Spektren angenehm. 



