XXV, 4. Gebharclt: Aus optisrlieii und ineclianischen Werkstätten II. 4G;> 



genau wie bei Ä und B beschaffenen Oberteils verschoben werden, 

 was den Vergleich entsprechender Bezirke in übereinanderliegenden 

 Spektren erleichtert. Anßer der eben erwähnten ist noch eine zweite 

 zu jener senkrechte Millimeterteilung angeordnet, und zwar auf der 

 Tischfläche selbst, welche durcli ein mit Index versehenes Fenster 



6. 



des Rahmens abgelesen wird. Beide Teilungen zusammen dienen als 

 Koordinaten für das Wiederauftinden einer Stelle auf der Platte. 

 Auch hier ist im Interesse einer allgemeineren Verwendbarkeit des 

 Instrumentes im Laboratorium die leichte Abnehmbarkeit des Ober- 

 teiles vorgesehen. 



Zwei weitere Modelle von Meßmikroskopen, Modell D und E, 

 dienen als Kapillaren Meßmikroskope , letzteres auch allgemeineren 

 Zwecken als Ablesemikroskop. Sie dienen dazu, an einem Endquer- 



