4G4 Grebhai'dt: Aus optischen und mecluinischen Werkstätten IL XXV, 4. 



f^chnitt einer horizontal liegenden Kapillarröhre von beliebiger Länge 

 den inneren Dnrchmesser der eigentlichen Kapillare auf ^J^qq mm 

 Durchmesser genau zu bestimmen. Sie ermöglichen durch ihre Hilfs- 



einrichtungen das schnelle Sortieren großer Mengen von Röhren nach 

 ihren Kapillardurchmessern. Das mit Zahn und Trieb einstellbare 

 Mikroskop besitzt etwa lOOfache Vergrößerung. Im Okular befindet 

 sich eine Skala, deren Teilstriche je ^/j^q mm im Objekt entsprechen. 



