466 C^ebhardt: Aus optischen und mechanischen Werkstätten II. XXV, 4. 



starrem weitaiisladeudem Tubusträger und neuer seitlicher an seinem 

 Oberende angebrachter Mikrometerschraube auf zwei weitere Stative 

 mit. Von derselben Firma liegt ein weiterer Prospekt vor über 

 einen mikrophotographischeu Apparat mit besonderen Einrichtungen 

 für stereoskopische Mikroaufnahmen, Dieselben bestehen erstens in 

 einer stereoskopischen Wijjpe nach dem zuerst von G. Fritsch in 

 Anwendung gebrachten Prinzip , ferner in einem Kameraansatz , der 

 jeder beliebigen Kamera angepaßt werden kann, wobei er an Stelle 

 der gewöhnlichen Kassette verwendet wird. Derselbe gestattet die 

 Aufnahme beider Bilder auf einer Platte, und zwar in solcher Weise, 

 daß weder beim Negativ noch beim Positiv ein Umsetzen der Bilder 

 nötig wird. Außer der Verwendung der im Handel befindlichen 

 Million-Blechkassetten erlaubt derselbe ferner eine Änderung in der 

 Entfernung beider Bilder in den gegebenen Grenzen von 64 bis 80 mm. 

 so daß die Aufnalimen jedem Betrachtungsapparate für stereoskopische 

 Bilder angepaßt werden können. Die neue stereoskopische Wippe, 

 wie der Kameraansatz von Schmehlick konstruiert und durch Ge- 

 brauchsmuster geschützt, kann in jedes größere für mikrophoto- 

 graphische Aufnahmen geeignete mit herausnehmbarem Objekttiscli 

 versehene Stativ eingesetzt werden. Der Ausschlag der Wippe ist 

 regulierbar und der Objektträger achsial und in der Richtung des 

 tJrafanges verstellbar, so daß allen Wünschen in bezug auf die 

 Xeigungsrichtung Rechnung getragen werden kann. Der Neigungs- 

 winkel kann mittels eines auf dem Apparat montierten Zeigerwerkes 

 bis auf 0"l'^ genau abgelesen werden. Im l^rospekt werden für 

 schwache Vergrößerungen die erforderlichen Winkeldifferenzen größer 

 angegeben als für stärkere. Dazu ist zu bemerken, daß im allge- 

 meinen gerade umgekehrt mit der wachsenden Apertur der Aufnahme- 

 objektive stärkere Winkeldifferenzen zur Erzielung ausreichender 

 Plastik erforderlich werden. Die praktisch allerdings nötige Be- 

 schränkung, die eben den Hauptmangel der stereoskoi)ischen Wippe 

 bei starken Vergrößerungen bildet, ist aber durch die P^mpfindlich- 

 keit stärkerer Objektive gegen Niveaudifferenzen im Objekt rein 

 äußerlich gegeben (vgl. „Über Mikrostereogramme bei starken Ver- 

 größerungen" von W. Gebhardt, in Pliotographische Rundschau. 

 Herbst 1898, wie auch Neuhauss, Lehrbuch der Mikrophotographie. 

 '2. Aufl.). Übrigens sind die angegebenen Ausschläge von 1*5^ für 

 schwächere, 0*5*' für stärkere Objektive, auch absolut genommen 

 nach den Erfahrungen des Ref. mit Mikrostereogrammen nach diesem 

 und anderen Prinzipien viel zu klein, vielleicht liegt das nur in 



