I. 1. Fl e seil: Ueber einen lieizbaren Objecttisch, 35 



das Rohr leiten kann, dass man ferner leicht Vorsorge tragen kann, um 

 schnell abwechselnd niedere oder hohe Temperatur zu erzeugen. Dagegen 

 ist eine genaue Bestimmung der Temperatur nicht möglich und können 

 die optischen Hilfsapparate nicht benutzt werden. Weit vollkommener 

 in letzterer Hiusicht ist die Vorrichtung von Symons '. Dieselbe be- 

 steht — ich benutze hier das Referat des Zool. Jahresb. — „aus einer 

 mit Wasser gefüllten Metallkapsel, in deren Wände, entsprechend der 

 Beleuchtungsöffnuug im Objecttisch, dünne (Deck-) Glasplättchen ein- 

 gefügt sind. Auf das obere derselben wird das zu untersuchende Ob- 

 ject direct aufgelegt, sodass die Erwärmung eine möglichst dii-ecte ist. 

 Eine spiralig gew^mdene Röhre ist in die Kapsel der Art eingelegt, 

 dass seitliche, dem Zu- uud Abflüsse dienende Verlängerungen des 

 Rohres aus der Wand der Kapsel hervorragen. Ein weiterer Ansatz 

 dient der Einfügung des Thermometers. Zur Heizung dient ein Strom 

 von Wasserdampf oder besser von heissem Wasser. Um schnelle Tem- 

 peraturwechsel bewirken zu können, ist das Zuflussrohr in zwei Schenkel 

 getheilt, deren jeder einen Hahn trägt, man kann durch Umstellen der 

 Hähne sehr schnell heisses oder kaltes Wasser, eventuell Kältemischungen 

 auf einander folgen lassen". Die letztere Vorrichtung erscheint, so weit 

 man auf Grund der Beschreibung urtheilen kann, sehr zweckmässig ; es 

 unterliegt keinem Zweifel, dass deren Anpassung an das Stativ in einer 

 Weise erfolgen könnte, die allen optischen Ansprüchen freien Spielraum 

 gewährt. Es waren zwei Bedenken, die mich hinderten, dieselbe ohne 

 Weiteres zu adoptiren ; einmal fürchtete ich, dass, weil ja jeder Tempe- 

 raturwechsel zunächst dem Wasser, welclies das Heizrohr umspült, und 

 erst indirect den Wänden des Kastens mitgetheilt wird, derselbe nicht 

 so schnell, als es für meine speciellen Zwecke erwünscht war, auf das 

 Präparat wirkte; dann aber fürchtete ich die Zerbrechlichkeit der als 

 Unterlage für das Präparat dienenden Deckglasplättcheu und namentlich 

 ein Springen derselben bei rascher Abkühlung. 



Die Anforderungen, welche bei der Anfertigung des heizbaren Ob- 

 jecttisches zu erfüllen sind, ergeben sich aus dem Voi-stehendeu. Es 

 soll die Heizeiurichtung im Stande sein, auf längere Zeit eine constante 

 Wärmequelle zu bilden; es soll zugleich ein rascher Temperaturwechsel 

 möglich sein. Im Prinzip erreicht dies am besten die HARTLEx'sche 

 Einrichtung. An Stelle des U förmig gebogenen Rohres tritt aber eine 



1) SrMoxs, W. H., On a Hot and Cold Stage for tlie Rlicroscope. Journ. 

 of the Royal Microsc. Society Scr. H vol. II, 1882, p. 21—22. (Zool. Jahresber. 

 II. 3 J. 1882 p. 32). 



