I. 1. Referate uiul Besprechungen. Hl 



White, T. C, Pliotonncrogra])liy (Am. Montlily Microsc. Joiirii. 

 vol. II, 1883, no. 5 p. 81). 



White placirt das mikroskopisclie Objectiv nebst Objecttisch, zwei 

 Beleiichtiingslinspii und einer Petroleumlampe in einem seitlich mit einer 

 Thlire versehenen Kasten. Eine hinter dem Objectiv angebrachte runde 

 Oeffiiung lässt den Lichtkegel austreten, der dann in dem ganz ver- 

 dunkelten Zimmer mittels einer auf einem Unterbau von Holzklötzen 

 aufgestellten Visirscheibe resp. emplindlichen Platte aufgefangen wird. 

 Für feinere Arbeiten als die Aufnahme von Fliegenrüsselu , von der 

 hier die Rede ist, dürfte der Ertinder den Apparat selber kaum sehr 

 praktisch finden. 



Walmsley's Photomicrographic Apparatus (Journ. R. Microsc. 

 Soc. Ser. II vol. III, 1883, pt. 4 p. 556). 



Ein einfacher, aus einer langen Balgcamera und einem umgelegten 

 Mikroskop mit Condensor bestehender Apparat, der in ganz gleicher 

 Anordnung längst von zahlreichen älteren Mikrophotographen benutzt 

 wird. Walmsley wendet eine Petroleumlampe mit einer grossen Be- 

 leuchtungslinse zum photographiren an. Bei der grossen Länge des 

 Apparates kann die Mikrometerschraube nur mittels einer um ihren 

 Kopf laufenden und weiterhin über Rollen geführten Schnur bewegt 

 werden. An Stelle der Visirscheibe wird bei der Einstellung des Bildes 

 eine in einem Rahmen befestigte und für die Bildebene eingestellte 

 Lupe angewandt '. 



Jolinsou, G. J., P ho tomi er ography (Microsc. News vol. III, 1883, 

 no. 28 p. 113). 



Der in der photographischen Gesellschaft zu Manchester gehaltene 

 Vortrag enthält im Wesentlichen nur allgemein Bekanntes. Statt der 

 Visirscheibe wird auch von Johnson wie von Walmsley die Anwendung 

 einer für die Bildebene eingestellten Lupe empfohlen. Beliufs Correction 

 für den chemischen Focus hat Johnson an der Mikrometerschraube 

 einen getheilten Kreisbogen und Index angebracht, eine Einrichtung, 

 die selten von VVerth sein dürfte, weil bei starken Objectiven die Focus- 

 differenz meistens gleich Null, bei schwachen aber häufig so gross ist, 

 dass ein Theil einer Umdrehung der Mikrometerschraube zur Correction 

 bei Weitem nicht genügt. Zur Erhöhung der Bildschärfe empfiehlt 

 Johnson mit Recht die (keineswegs neue) Anwendung von Diaphragmen 

 hinter dem Objectiv, welche keine erhebliche Verlängerung der Ex- 

 positionszeit bedingen. 



') cfr. Moitessier-Benecke p. 71. 



