I, 2. 



Stein: Die Voi'w. d. clcktr. ülülilichtcs zu mikrosk. Unters. 



1G7 



treten des Stroms erwärmt und dadurch die Luft, welche sich in der Oeff- 

 nnug des Objecttisches befindet, und in zweiter Linie das Object selbst auf 

 einen höhereu Temperaturgrad bringt. Je nachdem ein Strom von grösserer 

 oder geringerer Quantität die bei d (Figur 2) in den Objecttisch einzu- 

 schiebende Platinspirale durchströmt, wird dieselbe mehr oder weniger 

 erhitzt und dadurch ein höherer oder niederer Temperaturgrad in der auf 

 diese Weise als „elektrisch heizbarer Objecttisch" zu bezeichnenden Vor- 

 richtung erzeugt. Die Differenz der Temperatur kann man gleichfalls 

 mit dem Spiralrheostaten fv h ?, je nachdem die Kurbel/" auf einem der 

 Knöpfe ruht, reguliren. Was das Messen der erzielten Temperaturhöhe 

 anbelangt, so ist es ein Leichtes, auf dem Objecttische in nächster Nähe 

 des Objectes entweder ein Metallspiral-Thermometer oder eine thermo- 

 elektrische Säule anzubringen, wie solche in Figur 4 und 5 abgebildet 

 und welche folgendermassen construirt werden können. 



Das Metall-Thermometer, Figur 4, besteht aus einem äusseren 

 Streifen von Messing s und einem inneren von Eisen r, welche an ein- 



40 50 60 



4. 



ander gelöthet sind. Das Ende h der Spirale ist mittels der kleinen 

 Lenkstange c an dem kurzen Hebelarm f7, welcher den Zeiger eh trägt, 

 befestigt. Letzterer bewegt sich leicht und frei auf der Zeigerachse a:; 

 bei Veränderung der Temperatur wird der Zeiger eh infolge Ausdehnung 

 oder Zusammenziehung der Spirale bewegt und zeigt auf der Scala f (j 

 des Ziflferblatts den Wärmegrad der Temperatur der Spirale, beziehuugs- 



