168 



Stein: Die Verw. d. elektr. Glühlichtes zu mikrosk. Unters. 



I, 2. 



weise der die Spirale umgebenden Luft an. Die Scala fg ist in 100 

 Grad (Celsius) getheilt. Ein derartiger Apparat ist in unserer Figur 

 in natürlicher Grösse abgebildet und kann mit Leichtigkeit zwischen der 

 Objectplatte und der durch den elektrischen Strom zu erhitzenden Platin- 

 spirale und zwar um die mittlere Oeffnung des Objecttisches (m Figur 4) 

 herum angebracht werden, so dass die Scala unter dem vorderen Rande 

 desselben heraussieht und man auf diese Weise die Temperatur vorn am 

 Tische ablesen könnte. 



Figur 5 zeigt eine thermoelektrische Vorriclitung zur Messung der 

 Temperatur. Bei n befindet sich eine kleine Scheibe aus Eisen e und 

 Neusilber n ; die Metalle sind concentrisch verlöthet und geht von den- 

 selben eine Doppel- 

 drahtleitung nach e' 

 und n' und von hier- 

 aus nach einem ent- 

 fernten Galvanometer 

 (Multiplicator) g. Je 

 nachdem die Tempe- 

 ratur des Object- 

 tisches steigt oder 

 fällt, wird ein ent- 

 sprechender elektri- 

 scher Strom in der auf 

 den Objecttisch aufzu- 

 schraubenden thermo- 

 elektrischen Verbin- 

 dung entstehen und 

 5. das Galvanometer ent- 



sprechend ausschla- 

 gen. Durch geeignete vorangehende Messungen des Einflusses be- 

 stimmter bekannter Wärmegrade auf die thermoelektrische Verbindung 

 müssen die Gradausschläge des Galvanometers verglichen werden, um 

 den Ausschlag des Winkels der Magnetnadel dadurch in bestimmte 

 Wärmegrade übersetzen zu können. 



Was nun die Beleuchtungstechnik mittels der Lämpchen a und e 

 selbst anbelangt, so dient, was schon aus dem Bilde ersichtlich ist, die 

 grössere und kräftigeres Licht ausstrahlende Lampe a zur Beleuchtung 

 von oben für opake Gegenstände, während die Lampe e zur Durch- 

 leuchtung transparenter Objecte von unten bestimmt ist und auch dem- 

 nach an Stelle des Beleuchtungsspiegels angebracht wurde. In allen 



