1,2. Stein: Die Verw.d.elektr. Glühlichtes zu mikrosk. Unters. 169 



den Fällen, wo man eine sehr intensive Belcnchtiing mit möglichst 

 parallelen Strahlen zu haben wünscht, ist die Benutzung des Lämp- 

 chens e am Platze, vorausgesetzt, dass sich in dem Tische des Mikro- 

 skops eine Abbk'scIic Liusencombination, wenigstens aber ein Dujakdin- 

 scher Condensor befindet. Das Lämpchen ist so construirt, dass es 

 glühend einen höchst intensiv leuchtenden Punkt darstellt. Wird nun 

 dieser leuchtende Punkt der kleinen elektrischen Lampe so nahe an 

 den Condensor gebracht, dass er sich in dem Brennpunkte des letzteren 

 befindet, so werden selbstverständlich die auf den ad hoc regulirten 

 Condensor fallenden Strahlen auf seiner Jenseite parallel das Object 

 treffen und zwar in einer so bedeutenden Intensität, wie man ein Gleiches 

 mit einer anderen, durch Spiegelreflex erzielten, künstlichen Beleuch- 

 tung kaum wird erreichen können. Einen weiteren Vortheil dieser Art 

 der Beleuchtung sehe ich hauptsäclilich in der unübertrefflichen Ruhe 

 des Lichtes. Ausser zur Beleuchtung über und unter dem Objecttische, 

 wie aus der Abbildung ersichtlich, kann man in höchst einfacher Weise 

 die obere Lampe auch in Anbetracht ihrer freien Beweglichkeit zur Be- 

 leuchtung eines verticalen Illuminators verwenden, indem man in diesem 

 Falle nur nötliig hat, das Lämpchen vor die seitliche, über dem Objectiv- 

 system befindliche Lichtöffuung des Illuminators zu bringen und hier 

 durch Nähern oder Entfernen den richtigen Punkt herauszufinden, von 

 wo aus in geeigneter Weise durch Vermittlung der beweglichen 

 Spiegelfläche des Illuminators das ruhige Licht der Lampe in den 

 Trichter des Mikroskoptubus und auf das zu untersuchende Object ge- 

 worfen wird. 



Ich habe die Vorrichtungen in der geschilderten Weise construirt 

 und ausführen lassen, um alle Eventualitäten der Anwendung des elek- 

 trischen Lichts beziehungsweise des elektrischen Stromes zu mikro- 

 skopischen Beleuchtungs- und Untersuchungszwecken zu prüfen. Ich 

 gestehe gerne zu, dass ich vielleicht in meiner Eigenschaft als Elektriker 

 dem praktischen Histologen für Beschaffung eines derartigen compli- 

 cirten Instrumentariums etwas zu viel zumuthete. Von diesem Gedanken 

 geleitet, habe ich auch eine einfachere Construction für die betreffenden 

 Einrichtungen ausführen lassen, um es einem Jeden zu ermöglichen, 

 sich mit ganz geringen Kosten praktisch von dem Werthe des elektri- 

 schen Glühlichts für mikroskopische Arbeiten zu überzeugen. 



Eine solche Einrichtung ist in Figur 6 abgebildet. Wir haben 

 hier ein hc'ifr/ zum Umlegen eingerichtetes Mikroskopstativ, an welchem 

 der Spiegel abgenommen und durch die Glühlichtlampe l ersetzt ist. 

 Dieselbe erhält ihren Strom aus einem Tauchelemente G von 25 cm 



