I, 2. Stein: Die Verw. d. elektr. Glühlichtes zu mikrosk. Unters. 173 



und Chemikalien können Vergrösserungen bis zu 200 linear ausgeführt 

 werden, während für mikrophotographische Darstellungen stärkerer 

 Dimensionen schon die complicirteren Instrumentarien, wie solche Seibeet 

 in Wetzlar, Zeiss in Jena, Kloexne & Müller in Berlin u. A. liefern, 

 nothwendig sind. Aber auch hier dürfte die Einführung des elektrischen 

 Glühlichtes im Vereine mit Trockenplatten sehr zu empfehlen sein, denn 

 wenn auch durch Steigerung der Vergrösserung die Lichtintensität be- 

 deutend abnimmt, so reicht sie trotzdem für mikrophotographische 

 Zwecke selbst bei den stärksten Vergrösserungeu deshalb hin, weil die 

 Trockenplatteu eine unbegrenzte Zeit der Exposition aushalten. Eine 

 Regel lässt sich für letztere nicht geben ; man muss die Expositionszeit 

 ausprobiren und die Erfahrung muss den Einzelnen lehren, wie lange 

 er die Platte dem Lichte exponiren muss, um ein hübsch durchgearbei- 

 tetes Bild zu erzielen. Ist nämlich die Platte zu kurz exponirt, so treten 

 nicht alle Details des Bildes hervor, und ist sie zu lange, d. h. über- 

 exponirt, so verflauen die Lichter uud Schatten ineinander — das Bild 

 wird grau und ausdruckslos. Bei schwachen Vergrösserungeu ist es ein 

 Leichtes, die richtige Expositionszeit ausfindig zu machen, weil dieselbe 

 zwischen dem Bruchtheile einer Secunde und 15 bis 20 Secunden, je 

 nachdem man eine 20- bis lOOfache Vergrösserung mittels der oben 

 erwähnten Glühlichtbeleuchtung erzielen will, variirt. Bei Anwendung 

 stärkerer Linsensysteme aber und mithin bei stärkeren Vergrösserungeu 

 steigt die Expositionszeit schon von einer halben bis zu 10 bis 12 

 Minuten und hier müssen natürlich verschiedene Experimente gemacht 

 werden, um das Richtige herauszufinden. Hat man aber einmal das 

 entsprechende Zeitmaass gefunden, so bleibt solches für dieselbe Linse 

 und dieselbe Beleuchtung, welch letztere in Anbetracht der Eigenschaft 



gäbe von 18 bis 24 M (einschliesslich zweier Glühlichtlampen) für jedes Mi- 

 kroskop bestritten werden. Ich empfehle Denjenigen, welche derartige Vor- 

 richtungen sich machen lassen wollen, die Firaia „Elektrotechnisches Institut 

 Richard Blänsdorf in Frankfurt a. M.", durch welches auch die einfache mikro- 

 photographische Einrichtung, welche in Figur 6 abgebildet ist, ebenso wie die 

 zugehörigen Tauchelemente bezogen werden können. Der Preis eines mikro- 

 photographischen Aufsatzes nebst Einstellscheibe und zwei zugehörigen photo- 

 graphischen Casetten beläuft sich auf ca. 30 M. Eine vollständige mikrophoto- 

 graphische Einrichtung, bestehend aus dem oben erwähnten Aufsatze nebst 

 Einstellscheibe und Casetten, einem Dutzend fertig präparirter Trockenplatten, 

 den nöthigen Chemikalien ziu- Hervorrufung, den übrigen Utensilien, als Schale, 

 Copirrahmen und präparirten Papieren für den Copirprocess etc. wird von 

 obiger Firma für GO bis 70 M geliefert. 



