174 Stein: Die Verw. tl. elektr. Glübliclites zu mikrosk. Unters. I, 2, 



des Kohlenfadens, bei einem bestimmten Strome eine bestimmte Licht- 

 intensität auszustralilen, immer die gleiche ist, dasselbe. 



Ich habe mit meinem grossen horizontalen mikrophotographischen 

 Apparate, mit welchem ich, nm ein Beispiel anzuführen, die Feldchen 

 von Pleurosigma angulatiim bei directer Aufnahme (ÖOOfache Linear- 

 vergrösserung) bei einer Expositionszeit von 70 Seeunden durch Glüh- 

 liclitbeleuchtung dargestellt, zu diesem Zwecke ganz einfach eine Glüh- 

 lichtlampe von 5 Volts Spannung hinter den Condensor des Objecttisches 

 in dessen Brennpunkte festgeschraubt. 



Was endlich das elektrische Kohlenspitzenlicht (VoLTA'scher Licht- 

 bogen) anbelangt, so ist solches selbst bei Anwendung der besten Regu- 

 latoren für mikrophotographische Zwecke nicht verwendbar. Durch die 

 beständige Arbeit au den Kohlenspitzen und die durch dieselbe be- 

 dingte Unruhe des Lichtbogens geräth das auf der matten Scheibe der 

 photographischen Camera entworfene Bild in eine fortwährend zitternde 

 Bewegung, eine Erscheinung, die auf einer grossen, durch das elektri- 

 sche Projectionsmikroskop beleuchteten hellen Fläche dem beschauen- 

 den Auge weniger zur Empfindung kommt. 



Während sich über die Verwendbarkeit des elektrischen Glühlichts 

 zu mikroskopischen Untersuchungen im Vergleiche mit anderen 

 küustlichen Beleuchtungsarteu streiten lässt und triftige Gründe für und 

 wider geltend gemacht werden können, so bin ich überzeugt, dass die 

 Einführung dieser Art von elektrischer Beleuchtung zum Zwecke mi kr o- 

 p ho tograp bischer Darstellungen in ganz kurzer Zeit eine all- 

 gemeinere werden wird, und dass Jeder, der einmal diese Methode 

 praktisch in Anwendung gezogen hat, zu keiner anderen der höchst 

 mühsamen und umständlichen künstlichen Beleuchtuugsweisen mehr seine 

 Zuflucht nehmen dürfte. 



