178 Flesch: Welche Auss. bietet d. Einf. d. elekt. Lichtes in d. Mikrosk. I, 2. 



demselben bei den von van Heurck erzielten günstigen Resultaten eine 

 wesentliche Rolle zukommen, weil eine absolut grössere Liebtmenge 

 bei Anwendung des Glühlichtes nutzbar gemacht werden kann (vgl. u.) 

 — Van Heueck schreibt die guten Resultate, welche er erhalten hat, 

 neben jenem Vorzuge der grösseren Intensität des Lichtes zu: „L'in- 

 tensite specilique de la lumifere electrique etant beaucoup plus con- 

 siderable que celle des autres lumieres artificielles, on obtient un eclairage 

 süffisant avec un pinceau lumineux beaucoup plus etroit que celui qu'il 

 faudrait employer pour obtenir la meme intensite lumineuse avec 

 l'eclairage par le gaz ou par la lumiere diffuse du jour". 



Wir dürften danach aus der Anwendung des Glühlichtes manche 

 Vortheile erwarten: es wird das Arbeiten mit monochromatischem Licht 

 wesentlich erleichtert werden, da bei der grossen erreichbaren Intensität 

 der Beleuchtung der mit der Absorption eines grossen Theiles der 

 Strahlen verbundene Lichtverlust sich ausgleichen lässt. Hierbei 

 kommt noch in Betracht, dass es wegen der verhältnissmässig geringen 

 (übrigens durchaus nicht zu vernachlässigenden) Wärmestrahlung mög- 

 lich ist, die Lampe dem zu erhellenden Objecte sehr nahe zu bringen, 

 ohne dass das Präparat gefährdet oder der Mikroskopirende durch die 

 strahlende Wärme belästigt wird. Letzteres verdient besondere Be- 

 achtung; hat doch der angedeutete Missstaud der Gas- und Petroleum- 

 Lampen schon mehrfach zur Construction eigener zum Theil sehr com- 

 plicirter Mikroskopirlampen geführt. Weitere Vorzüge bilden die Rein- 

 heit der Farben, die bei complicirten Tinctionen, soweit ich aus wenigen 

 Proben mit Bogen- und Glühlicht entnehmen kann, ausgezeichnet schön 

 zur Geltung kommen — endlich die grosse Ruhe und Gleichmässig- 

 keit des Lichtes. 



Zur Technik der Glühlicht-Beleuchtung möge darauf hingewiesen 

 werden, dass nur bei sehr intensivem Glühen des Kohlenfadens, d. h. 

 also bei relativ grossen Stromstärken der entsprechende Gehalt an blauen 

 und violetten Strahlen erzielt wird, dass aber — wie ich aus münd- 

 licher Mittheilung von Herrn Prof. Schiff in Genf und eigenen Er- 

 fahrungen entnehme — es alsdann leicht geschehen kann, dass der 

 J'aden zerstört wird. — Von Wichtigkeit wäre es, dass die in Ge- 

 brauch stehenden Vorrichtungen zur Monochromatisirung verbessert 

 würden; bis jetzt werden zu diesem Zwecke benutzt: Einschaltung 

 farbiger Glasplättchen zwischen Spiegel und Präparat (Altmann ', 



>) Altmann, R., Einige Bemerkungen über histologische Technik etc. 

 (Arch. f. Anat. u. Physiol, Anat. Abthl. 1881. p. 219—224). 



