I, 2. Hansen: Ucber d. Zälilen niikrosk. Gegenstände in d. Botanik. 193 



wenn dieses aufgelegt wird. Wird nun ein hinlänglicli dickes, plange- 

 sclilitfenes Deckglas angewendet, so wird die Höhe der Flüssigkeits- 

 säule im Blutzählungsapparat von Hayem-Nachet überall dieselbe sein, 

 nämlich 0*2 mm. Zeiss in Jena hat jedoch auch in den letzten Jahren 

 solche Objectgläser mit dünneren, ringförmig ausgeschnittenen Glas- 

 platten verfertigt, deren Dicke, mit einer Genauigkeitsgrenze von 

 0*001 mm, nur 0*1 mm ist. 



Nachdem die Hefezellen im Anfange des Versuches in die be- 

 treffende Nährlösung übergeführt worden sind, werden sie hier durch 

 Schütteln oder Umrühren gleichmässig vertheilt, und, wenn ihre Anzahl 

 nicht zu gross ist, wird sodann ein Tropfen der Mischung in den er- 

 wähnten Raum auf das Objectglas gebracht. Die so erhaltene Flüssig- 

 keitsschicht wird durch Projection eines in das Ocular des Mikroskopes 

 eingesetzten Mikrometers, welches in IG gleich grosse quadratische 

 Felder eiugetheilt ist, in kleine Prismen abgetheilt, deren Höhe 0*2 mm 

 oder 0*1 mm (je nachdem man die erste oder die letzte der oben er- 

 wähnten Kammern anwendet), und deren Grundfläche die Projection 

 eines der Quadrate des Mikrometers ist. Um die oft anstrengende Zäh- 

 lung zu erleichtern, findet sich in jedem der Quadrate wieder ein Strich ; 

 hierdurch bekommt das Auge einen Anhaltspunkt, und es wird möglich 

 mit Genauigkeit zu zählen. 



Die Flüssigkeit muss ein solches specifisches Gewicht haben, dass 

 die Zellen sich darin gleichmässig vertheilt halten können; aber ihr 

 specifisches Gewicht soll doch zugleich etwas geringer sein als das der 

 Zellen, so dass diese, wenn sie einige Minuten gestanden haben, sich 

 auf das Objectglas hinabsenken können. Bei den Nährlösungen, von 

 denen hier die Rede ist (Würze, ziemlich verdünnte Fruchtsäfte und 

 Zuckerlösungen u. s. w.) wird dies im allgemeinen der Fall sein. 



Wenn nur von Relationen die Rede ist, so ist es natürlicherweise 

 gleichgültig, einen wie grossen Cubikinhalt Flüssigkeit mau untersucht, 

 vorausgesetzt, dass er in derselben Versuchsreihe stets derselbe ist. 

 Der so ein für alle Mal gewählte Cubikinhalt wird passend die V o 1 u m e n- 

 einheit genannt. 



Nachdem der Apparat eine gewisse Zeit lang auf dem Tische des 

 Mikroskopes in Ruhe gelegen hat, damit die Senkung der Zellen vor 

 sich gehen kann, schreitet man zur Zählung der Anzahl von Zellen, 

 welche sich in jedem der Quadrate des Gesichtsfeldes befindet. Man 

 wird jedoch immer einige Zellen wahrnehmen, welche nicht innerhalb 

 der Quadrate selbst liegen, sondern auf den Grenzlinien dieser, so dass 

 sie eben so gut zu dem einen als zu dem anderen der zwei Nachbar- 



Zeilschr. f. wiss. Mikroskopie. I. 2. 13 



