I, 2. Hansen: Ueber d. Zählen mikrosk. Gegenstände in d. Botanik. 197 



In der neueren Zeit sind an verschiedenen Orten zahlreiche Analysen 

 des Lnftstaubes angestellt worden, namentlich um die sich darin befind- 

 lichen Mikroorganismen kennen zu lernen. Auch hat man versucht, 

 durch Zählung die Anzahl, welche sich in einem bestimmten Cubikinhalt 

 Luft beftmd, zu bestimmen. Zu diesem Zwecke wurde früher gewöhn- 

 lich das Aeroskop angewendet. In den letzteren Jahren ist es besonders 

 MiQUEL ', welcher damit gearbeitet hat. Sein Apparat (Figur 2) ist 

 eine Modification des von Pouchet, Maddox und Cunningham be- 

 nutzten. Er besteht hauptsächlich aus einer Glocke .4, von deren Scheitel 

 eine Röhre C ausgeht, in welche die Luft eingesogen und darauf ge- 

 messen wird. Im untersten, 

 oflFenen Theile der Glocke ist 

 ein hohler Kegel B mit einer 

 sehr feinen Oeffnung in der 

 Spitze eingeschraubt , und 

 über diesem ist wieder eine 

 dünne Glasscheibe, ein Deck- 

 glas Z), angebracht, welches 

 mit einer Mischung von Gly- 2. 



cerin und Glykose bestrichen 



ist. Eben an dieser kleberigen Flüssigkeit setzt sich der Staub ab, welcher 

 in der Luft enthalten ist, die durch den Kegel von unten einströmt. Die 

 hierin sich findenden Mikroorganismen werden durch Zählung bestimmt, 

 jedoch nicht die Bacterien. Zu diesem Zweck werden mittels einer Nadel, 

 welche vorher durch eine Flamme gezogen ist, die Staubpartikeln gut 

 mit der kleberigen Flüssigkeit vermischt, und, wenn dies geschehen ist, 

 wird die hierzu benutzte Nadelspitze mit einem Tropfen einer ähnlichen, 

 aber reinen Flüssigkeit, welche dann schliesslich auch auf das erwähnte 

 Deckglas angebracht wird, gereinigt. Alsdann wird es in der Weise 

 auf das Objectglas gelegt, dass die aufgefangenen Staubpartikeln mög- 

 lichst gleichmässig im Präparate vertheilt werden, welch letzteres man 

 dann unter das Mikroskop bringt. Die Zählung geht hier nun auf die 

 Art vor sich, dass man in den verschiedenen Theilen die sich im Ge- 

 sichtsfelde befindliche Anzahl bestimmt um die ^littelzahl zu finden. 

 Hieraus bestimmt Miquel dann, indem er das Verhältniss zwischen der 

 Grösse des Gesichtsfeldes und des Präparates kennt, die ganze Anzahl 

 der gegenwärtigen Mikroorganismen. Gegen diese Zählmethode können 

 jedoch Einwendungen erhoben werden. Es wird z. B. nicht immer 



') Annuaire de Tobscrvatoire de Montsouris pour les ans 1879 — 1882. 



