I, 2. Referate und Besprechungen. 257 



lleferate und Besprecliung'en. 



1. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



A. Mikros2)ecti'alapp(irate, 



Referent: Dr. F. Ludwig in Greiz. 



EugeliliJiiiii, Th. W., Das Mikrospectralpliotometer, ein 

 Apparat zur quantitativen Mikrosp ectralanalyse. 

 (Botan. Zeitg., 1884, No. 6 p. 81—87: Untersuchungen über 

 die quantitativen Beziehungen zwischen Absorption des Lichtes 

 und Assimilation in Pflanzeuzelleu. I. Abschnitt). 

 Die bislier gebräuchlichen Mikrospectraloculare (Sokby-Browning, 

 Zeiss-Abbe etc.) dienten nur dazu, die Absorption des Lichtes durch 

 mikroskopische Objecte qualitativ zu bestimmen, Hessen aber eine quanti- 

 tative Untersuchung, eine Messung des Lichtverlustes, nicht zu. Verf., 

 der mittels seiner Bacterieumethode an verschieden gefärbten Pflanzeu- 

 zellen einen innigen Zusammenhang zwischen der Assimilation und der 

 Licht-Absorption nachgewiesen, hat nun einen Apparat erfunden, der 

 auch bei mikroskopisch kleinen Gegenständen, organischen wie unorga- 

 nischen, die Lichtsorption zu messen gestattet. Der Apparat, der sich 

 fast an allen Mikroskopstativen anbringen lässt, ist bereits bei C. Zeiss 

 in Jena ausgeführt worden. Er besteht aus einem oberen Theile, dem 

 eigentlichen Spectroskop, und einem unteren, dem Spaltapparat, an dem 

 nocli Vergleichsprisma und seitlicher Beleuchtungsapparat angebracht 

 sind. Die Spaltmechauik des unteren Theiles besteht aus zwei durch 

 Mikrometerscliraube symmetrisch beweglichen Spalthälften, deren Mittel- 

 linien stets zusammenfallen, dem Objectspalt und Vergleichsspalt. Auf 

 der Trommel der beiden Mikrometerschrauben sind die Spaltweiten in 

 Einheiten von 0*01 mm abzulesen, (j, aber noch sicher zu schätzen. 

 Das zum Zweck feinerer Einstellung auf horizontal beweglichem Object- 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. I. 2. X7 



