I, 2. Referate und Besprechungen. 261 



Soll auf horizontaler Fläche gezeichnet werden, so mnss das Mikro- 

 skop um 45 <• gegen die Tischebene geneigt werden. Im anderen Fall, 

 d. h. wenn die Achse des Mikroskopes senkrecht bleibt, muss die 

 Zeichentläche eine Neigung von 45" erhalten. In beiden Fällen kommt 

 das Papier unmittelbar unter die Camera zu liegen, und man erblickt 

 dieses und den Zeichenstift direct, während das mikroskopische Bild auf 

 ersteres projicirt erscheint. Ungefähr gleiche Lichtstärke von Bildfeld und 

 Zeichentläche wird auf gleiche Weise — am besten mittels Rauchgläser 

 — hergestellt, wie bei den übrigen ähnlichen Zeichenapparaten. Die 

 erforderliche Neigung des Mikroskopes, welche auch bei mit der be- 

 treffenden Einrichtung versehenen Stativen nur dann statthaft erscheint, 

 wenn es sich um Zeichnung eingekitteter Präparate handelt, auf der 

 einen Seite, die im anderen Falle gebotene recht unbequem starke Nei- 

 gung der Zeichenfläche dürften der sonst recht sinnreichen Vorrichtung 

 wohl immerhin eine ziemliche Beschränkung für weiter gehenden Ge- 

 brauch auferlegen. Dr. L. Dippcl. 

 Jung, H., Neuer Zeichenapparat (Embryograph) für 

 schwache V e r g r ö s s e r u n g e n (Zeitschr. f. Instrumentenk. 

 Bd. III, 1883, p. 65). 



Das Instrument wurde vom Verf. nach Rathschlägen von Dr. v. Koch 

 construirt und von W. Emil Boecker in Wetzlar ausgeführt. Es be- 

 steht in der Hauptsache aus einem grossen Präparirstativ, welches mit 

 BRücKE'scher Lupe und einem der Camera nach Zeiss ähnlichen Prisma 

 versehen ist. Der Spiegel ist allseitig beweghch. Tischgrösse 100 X 

 120 mm. Ueber dem Tisch ist zum Zweck auffallender Beleuchtung 

 ein zweiter Spiegel angebracht, welcher sein Licht von dem ersten 

 Spiegel empfängt. Die Brennweiten der beiden Spiegel sind so regulirt, 

 dass bei starken Vergrösserungeu noch immer das theoretisch mögliche 

 Maximum der Beleuchtung nahezu erreicht wird. Schwächere Beleuch- 

 tung wird durch Verstellung der Spiegel erhalten. „Namentlich hat 

 die Spiegeleinrichtung vor den bekannten Beleuchtungslinsen den grossen 

 Vortheil , dass das Sehfeld immer etwas matt und gleichmässig be- 

 leuchtet wird, was bei nicht scharfen Contouren vieler Naturgegenstände 

 die Sichtbarkeit ausserordentlich erleichtert". Das optische System 

 liefert Vergrösserungen von 1 bis 30, Sehfeldgrössen von 65 bis 7 mm. 

 Die Camera erfordert eine um 22" zur Tischebene geneigte Zeicheu- 

 fläche. — Zum Präpariren können seitlich am Instrument Handauflagen 

 befestigt werden. Giltay {Leiden). 



Distortion produced by camer a lucida's (Amer. Monthly 

 Microsc. Journ. Vol. IV, 1883, no. 3, p. 43). 



