268 Referate und Besprechungen. I, 2. 



Gewebe zu verhindern, so geht mau solchen Vorkommnissen schon bei 

 dem einfachen Schlittenmikrotom dadurch aus dem Wege, dass man 

 die Klinge möglichst parallel der Richtung stellt, welche der Messer- 

 schlitten innehält, und dass man das Messer, wenn möglich, in seiner 

 ganzen Länge benutzt. Gottschau (Basel). 



Dippel, L., Das grosse Mikrotom von Dr. C. ZEise;. (Das Mikro- 

 skop und seine Anwendung von L. Dippel. I. Thl. Handbuch 

 der allgemeinen Mikroskopie. — cfr. Botan. Centralbl. Bd. XIII, 

 1883, p. 388). 

 Das ZEiss'sche Mikrotom hat in neuerer Zeit wesentliche Ver- 

 besserungen erfahren, die besonders darin bestehen, dass die Klammer 

 wie bei dem SpENOEL'schen Mikrotome in zwei zu einander senkrechten 

 Richtungen geneigt werden kann, eine Beweglichkeit, die ein genaueres 

 Einstellen des Präparates auf eine bestimmte Schnittrichtung ermög- 

 licht. Auch das Messer kann gegen die Schnittfläche in beliebiger 

 Weise geneigt werden, so dass dadurch gleichfalls einem von Histo- 

 logen mehrfach geäusserten Verlangen Rechnung getragen wird. Ge- 

 frierapparat wird auf Wunsch dem Instrumente beigegeben. 



Gottschau (Basel). 

 Lelong's microtome. (Journ. R. Microsc. Soc. Ser. II vol. III, 1883, 

 pt. 5 p. 733). 

 Der Apparat vermehrt die schon ziemlich grosse Zahl von Mikrotom - 

 Constructionen um eine neue, die ebenso unpraktisch wie exclusiv in 

 ihrer Anwendung ist. Die Mechanik verräth völlige Unkenntniss der 

 neueren Fortschritte und ,,Dr. P. Latteux recomraends the Instrument 

 more particularly for hairs". Wie muss wohl ein entsprechendes 

 Mikrotom for uails aussehen?! Gottschau (Basel). 



Schulgin, M., Zur Technik der Histologie (Zool. Anz. Bd. VI, 

 1883, p. 21; cfr. Journ. R. Microsc. Soc. Ser. II vol. III, 1883, 

 pt. 2 p. 298). 

 Schulgin in Heidelberg hat nach eigenen Angaben durch den 

 Mechaniker Jung daselbst das Messer am TnoMA'schen Mikrotom der- 

 artig construiren lassen, dass es der Länge nach bewegt werden kann. 

 Der Vorzug dieses neuen Messers besteht darin, dass nicht immer der- 

 selbe Theil der Schneide den Paraffinblock trifft. Als Einbettungsmasse 

 empfiehlt Schulgin nicht reines Paraffin, sondern eine Mischung des- 

 selben (Schmelzpunkt 55") mit Ceresin und Vaselin. Durch diesen 

 Zusatz wird das Brüchigwerden dünner Schnitte verhindert. Je nach 

 der Menge des zugesetzten Ceresins oder Vasellns erhält man die Ein- 

 bettungsmasse fester oder weicher. Grieshacli (Basel). 



