I, 2. Referate und Besprecliungen. 2G9 



Kossinaiiii, R., Zur Mikrotomteclinik (Zool. Anz. Bd. VI, 1883, 

 }). 19 ; cfr. Joiirii. R. Microsc. Soc. Ser. II vol. III, 1883, pt. 2 

 p. 308). 



Die früher von Giesbeecht vorgeschlagene Paraftinmethode zur 

 Anfertigung von Sehnittserien und die Durchträukung des zu schneiden- 

 den Objectes mit Chloroform, bevor man es einbettet, wird von Koss- 

 MANN in Heidelberg als das beste Hilfsmittel bei der Schneidetechnik 

 warm empfohlen. Für seine Untersuchungen an Bopyriden findet er 

 allerdings , dass die vi311ige Verdunstung des Chloroforms sehr lange 

 Zeit in Anspruch nimmt und manchmal selbst unvollkommen ist, so dass 

 nachher im fertigen Paraffinklotz von Chloroformblasen herrührende 

 Hohlräume zurückbleiben. Kossmann wendet daher zur Verdunstung 

 statt des üblichen Wasserbades ein Luftbad au. Dieses besteht aus 

 einem Eisenblechschränkchen mit gläserner Schieberthür (zu beziehen 

 bei Desaga in Heidelberg). In dem Schräukchen befinden sich zwei 

 Regale von Glas. Zwei Oeffnungen der Schrankdecke nehmen ein 

 Thermometer und einen Kemp - BuxsEx'schen Gasregulator für niedrige 

 Temperaturen auf. Die Heizung geschieht durch einen mit dem Regu- 

 lator verbundenen BuNSEK'schen Brenner. 



Das Luftbad ist Tag und Nacht geheizt, und es herrscht darin 

 eine constante Temperatur von 50" C. Das eine Glasbrettchen trägt die 

 Gefässe mit der Paraffinmischung. Kossmann empfiehlt zwei Paraffin- 

 sorten, die eine von 56° C, die andere von 36 *' C. Schmelzpunkt. Für 

 das Gelingen der Schnitte ist es wichtig, aus beiden Sorten eine Mischung 

 herzustellen, welche der Zimmertemperatur entspricht. 



Für 18^ C. Zimmertemperatur ist eine Mischung von 48" C. 

 Schmelzpunkt die beste, an heissen Sommertagen muss man die härteste 

 Paraffinsorte rein nehmen. In die hergerichtete Paraffinmischung 

 wird das mit Chloroform durchtränkte Object gelegt; man lässt es je 

 nach seiner Grösse 2 bis 3 Tage darin liegen, um die Imbibition voll- 

 ständig zu bewerkstelligen. — Der zweite gläserne Träger im Luftbade 

 hat den Zweck, einige Objectträger aufzunehmen, lieber eine Schellack- 

 schicht auf denselben wird, nach früheren Angaben von Giesbrecht, 

 Kreosot gepinselt. Dasselbe verdunstet ohne zusammenzurinnen binnen 

 kurzer Zeit. Einstäuben und durch Feuchtigkeit hervorgerufene Nieder- 

 schläge werden durch das geheizte Luftbad vermieden. Am Schluss 

 seines Artikels giebt Kossmann noch an, dass man das Zurückdrehen 

 der ^likrometerschraube am Mikrotom in wenigen Secunden dadurch be- 

 werkstelligen kann , dass man sich eines mit geharzter Schnur ver- 

 sehenen Fiedelbogens bedient. Die Schnur wird um den glatten Hals 



