272 Referate und Besprechungen. I, 2. 



dass, wenn der Apparat zum Flüssiglialten des Paraffins auf einem 

 Wasserbade steht, keine Spur der Masse ausfliesst. Es verdient noch 

 erwähnt zu werden, dass die Verbesserungen am Mikrotom, sowie der 

 Schnittstrecker aus der mechanischen Werkstatt von R. Jung in Heidel- 

 berg bezogen werden können. Grieshach (Basel). 

 ThoiiiJi, R., Slidiug microtome [Imbedding methods]. (Journ. R. 

 Microsc. Soc. Ser. II vol. III, 1883, pt. 2 p. 298). 

 Im ersten Theile der Abhandlung giebt Thoma eine Beschreibung 

 seines schon in Virchow's Archiv 1881 veröffentlichten Mikrotomes und 

 fügt dieser Abhandlung Abbildungen bei. Neu ist darin die Be- 

 schreibung und Abbildung einer Klammer, welche auf drei Axen ge- 

 dreht werden kann und, gleich der von Gottschau in dem Sitzungsber. 

 d. Phys.-med. Gesellsch. zu Würzburg 1881 angegebenen, eine viel- 

 fachere Lageveränderung und daher auch genauere Einstellung des 

 Objectes zur Schnittebene gestattet, als die ähnlich construirte Klammer 

 der neuen ZEiss'schen Mikrotome. Es folgt die Beschreibung des Ein- 

 bettens von Präparaten in Eiweiss: Eiweiss und Dotter einiger Hühner- 

 eier werden zusammengethan und solange geschlagen, bis die Flüssig- 

 keit gleichmässig gelb und dünufliessend ist. In die durch ein Tuch 

 gegossene Masse wird das schon in Alkohol gehärtete Präparat gebracht 

 und durch Nadeln darin schwebend, aber überall von der Masse bedeckt 

 erhalten. Die erste Härtung der Flüssigkeit mit dem Präparat muss 

 dann in Alkoholdämpfen vor sich gehen, die 30" C. nicht überschreiten 

 dürfen. Zu dem Zweck hat Thoma folgenden Apparat construirt: Ein 

 flaches Wasserbad auf einem Dreifuss wird durch eine kleine Flamme 

 erwärmt, lieber dem Wasserbade liegt eine dünne Platte, auf welcher 

 unter einer Glasglocke die zu härtenden Präparate stehen. Dieselben 

 sind aber nicht direct auf die Platte gestellt, sondern auf eine, ein 

 kleines Alkoholbad bedeckende, durchlöcherte Zinnplatte. Nach wenigen 

 Tagen ist die Härtung genügend, um sie in gewöhnlichem Alkohol fort- 

 setzen zu können und, je nach Wunsch, durch öfteres Wechseln des 

 starken Alkohols zu jedem beliebigen Härtegrad zu bringen. Bei mehr 

 als 30 ''C. nimmt die Einbettungsmasse an Volumen zu, und es ent- 

 wickeln sich in ilir viele Luftblasen. Alle Löcher sind in dem die 

 Masse haltenden Kästchen zu vermeiden, da die Flüssigkeit sehr leicht 

 durch die kleinsten Spalten rinnt; andererseits schmiegt sie sich aber 

 auch allen Erhabenheiten und Vertiefungen des Präparates genau an, 

 ohne dasselbe zu durchdringen. Die Schnitte lassen sich in jeder be- 

 liebigen Dicke ausführen. Der einzige Nachtheil ist die Unmöglichkeit, 

 das Eiweiss nach dem Schneiden vom Sclmitt zu entfernen, ein Umstand, 



