I, 2. Referate und Besprechungen. 273 



der besonders bei Sclmittiärbiuig- unangenehm ist, da dann das Eiweiss 

 mitgefärbt wird. Bei vorherigem Durchfärben des Präparates entgelit 

 man diesem Uebelstand, und die Einbettungsmasse bleibt fast farblos, 

 aber nicht durchsichtig. Diese Einbettungsmethode wurde augegebeu 

 von BüXGE und allmählich modificirt von Calbekla und Rüge. Anders 

 verhält es sich bei der Einbettung iu flüssigem Celloidin, eine Methode, 

 welche vou Duval augegeben, von Merkel und Schieffekdeckee wenig 

 verändert wurde'. Bei dieser Methode wird das Präparat vou der 

 Einbettungsmasse durchdrungen und bleibt selbst nach dem Schneiden 

 und Einlegen in Glycerin völlig durchsichtig, ebenso wie das aussen 

 noch anhaftende Celloidin. Deshalb empfiehlt es sich sehr zum Studium 

 normalen und pathologischen Lungengewebes. Es folgen Beschreibung 

 der BüTSCHLi' sehen Einbettung in Chloroformparaffin und die uns schon 

 durch KossMAKN ^ bekannten Mittheilungen ^. Gottschau {Basel). 



Schulze, Fr. Eilh., Ein Schnittst recker (Zool. Anz. Bd. VI, 

 1883, p. 100; cfr. Journ. R. Microsc. Soc. Ser. II vol. III, 

 1883, pt. 3 p. 450). 



Verf. weist darauf hin, wie schwierig es sei, dünne, mit dem 

 Mikrotom an in Paraffin eingebetteten Objecten entnommene Schnitte 

 vor dem Einrollen zu bewahren. 



Mit Untersuchungen von Challenger-Hexactinellen beschäftigt, bei 

 welchen es sich darum handelte, dünne Schnitte durch röhreuartige 

 Kieselgebilde vor dem Zerbrechen durch Einrollen zu sichern, con- 

 struirte Schulze einen einfachen aber sinnreichen Apparat, welcher die 

 erforderliche Abhilfe vollständig gewähren soll. Auf dem Paraffinblock, 

 in welchem das zu schueidende Object sich befindet, ruht ein neu- 

 silbernes Gewicht in Form einer etwa 8 mm langen, an den Enden ab- 

 gerundeten Walze, welche an einem, von ihrer Mitte sich senkrecht er- 

 hebenden, kleinen runden Metallstiel befestigt ist. Dieser wird von 

 einer röhrenförmigen Hülse umschlossen, und zwar in der Weise, dass 

 er sich darin leicht und ohne Reibung auf- und abwärts schieben und 

 sich drehen lässt. An die Hülse ist das eine Ende einer S förmig ge- 

 bogenen feinen Uhrfeder gelöthet; das andere freie Ende derselben 

 kann in einen Metallstift eingeklemmt werden, welcher behufs Befesti- 

 gung in ein drehrundes Loch des Objectschlittens passt. Auf die Lage 

 des Loches und die Länge und Biegung der Uhrfeder kommt es wesent- 



') Cfr. Arch. f. Anat. u. Physiol. anat. Abtheü, 1882, p. 199. 



2) Zool. Anz. 1883, pag. 19. 



3) Cfr. auch diese Zeitschrift Bd. I, 1884, p. 223 ff. 



Zeitsclir. f. wis3. Mikroskoiiic. 1. 2. ly 



