Baud I. Heft 3. 



Yorzüo-e lind Xaclitlieile verschiedener Mikrotome 



o 



und ihrer Hilfsapparate. 



Von 

 Dr. M. Gottschau, 



Prosector am Anatomisclieii Institute zn Basel. 



Hierzu 12 Holzsclanitte. 



Wohl keiu Instrument, das wissenschaftlichen Zwecken dienen soll, 

 hat in einer kurzen Reihe von Jahren so ausserordentlich viel Ver- 

 änderungen erfahren, wie das Mikrotom. Aus seinen primitivsten An- 

 fängen hat es sich zu einer Vollendung entwickelt, die eigeutlicli kaum 

 noch viel zu verbessern gestattet ; doch möchte es wohl am Platze sein, 

 die Vorzüge verschiedener jetzt am meisten gebräuchlicher Instrumente 

 und — well mir — • vielleicht auch ihre Mängel eingehender zu be- 

 leuchten. Es könnte ja sein, dass eine oder die andere gute Einrich- 

 tung des einen mit gutem Erfolge auch bei einem anderen angebracht 

 würde, ohne dass ich im Interesse der Fabrikanten wünschen möchte, 

 dass durch weitere Verbesserung eines schon an und für sich guten 

 Instrumentes die Vorzüglichkeit desselben alle anderen überflüssig macht. 

 Ein grosser Theil dieser übrigen könnte allerdings unbeschadet um die 

 Wissenschaft vom Schauplatz verschwinden. 



Zweck dieser Abhandlung ist, nicht sowohl die Leistungsfähigkeit 

 jetzt hauptsächlich beliebter Mikrotome und ihrer Hilfsapparate zu be- 

 sprechen, als auch dem in der Mikrotomtechnik weniger Bewanderten 

 verschiedene Hinweise zubieten, welche dies oder jenes Misslingen beim 

 Anfertigen von Schnitten erklären und demselben Abhülfe zu schatten 

 versuchen. 



Zeitsclir. f. wis«. Mikroskopie. I. 3. 22 



