328 Gottscbaii: Mikrotome und ihre Hüfsapparate. I, 3. 



Sämmtliche Arten von Mikrotomen * lassen sich von zwei Grimd- 

 formen ableiten, deren eine im OscHATz'schen, deren andere im Rivet- 

 schen zu erblicken ist. Bei jenem geschieht die Hebung des Objectes 

 durch Mikrometerschraube, bei diesem durch Verschiebung auf einer 

 Ebene, welche allmählig gegen die horizontal gelegene Schnittebene des 

 Messers ansteigt. Bei der Hebung durch eine Schraube ist auch freie 

 Messerführung möglich, beim Verschieben des Objectes auf ansteigen- 

 der Bahn muss dagegen das Messer auf einem horizontal laufenden 

 Schlitten befestigt und geführt werden. Jene scheinbar grössere Be- 

 quemlichkeit, das Messer nicht immer stellen und festschrauben zu 

 müssen, mag einem Theil dieser Mikrotome, so namentlich dem durch 

 GuDDEN und Löwe verbesserten RANviEE'schen , grössere Verbrei- 

 tung verschafft haben, im Grunde ist diese Art von Mikrotomen jedoch 

 mit mehr Unbequemlichkeiten verknüpft, wie jede andere; dazu kommt, 

 dass die Leistungsfähigkeit des Instrumentes nicht zu vergleichen ist 

 mit derjenigen anderer Constructionen. 



Das Präparat muss bei den Mikrotomen mit freier Messerführung 

 in einem Cylinder so festgeklemmt oder eingeschmolzen werden, dass 

 es von der Mikrometerschraube ohne seitliche Abweichung nach oben 

 gehoben wird. Es ragt dabei um den Bruchtheil' eines Millimeters über 

 die obere Oeffnung des Cylinders heraus, und dieser herausragende Theil 

 wird von dem Messer abgeschnitten. Deshalb steckt der obere Rand 

 des Cylinders in einer meist mit Glas bedeckten Metallplatte, um auf 

 dieser Platte ein Aufliegen des mit der Hand geführten Messers und 

 dadurch eine ruhige und sichere Führung desselben zu erzielen. 



Die Möglichkeit, feine Schnitte anzufertigen, hängt nun ab nicht 

 nur von der geringen und gleichmässigen Hebung des Präparates durch 

 die Mikrometerschraube, sondern ganz besonders noch von der Fixirung 

 des Präparates, also von der Unmöglichkeit, seitlich gegen die Horizontal- 

 ebene verschoben zu werden. Bei der Feinheit der abzutragenden 

 Schnitte ist leicht einzusehen, dass die geringste, dem Auge nicht mehr 

 wahrnehmbare Aenderung der Stellung des Objectes Ungleichheit der 

 Schnitte oder Ausfallen derselben bewirken muss. 



') Die banptsäcliliclisten findet man erklärt und abgebildet in Dippel, 

 „Das Mikroskop und seine Anwendung" II. Aufl. 1882, docli ist hier leider 

 das nach Prof. Tiigma von Jung in Heidelberg ausgeführte nicht erwähnt: 

 Thoma, „Ueber ein Mikrotom" Virchow's Arch. Bd. LXXXIV p. 189—191 uiul 

 Journ. R. Microsc. Soc. London Ser. II Vol. III, 1883, p. 298—307; diese 

 Zeitschr. Dd. I, 1884, p. 272 f. 



