Gottscliau: Mikrotome und ihre Ililfsapparate. 



341 



Auf die weiteren Vorzüge des JuNG'schen Mikrotomes (Figur 9) 

 liier näher einzugehen, ist nicht der Zweck dieser Arbeit, doch kann 



auch ich der Ansicht anderer 

 Forscher aus voller Ueberzeu- 

 gung beipflichten, dass diesem 

 Instrument die Zukunft gehört. 



Zum Schluss komme ich auf 

 die Ililfsapparate eines möglichst 

 vollkommen ausgestatteten Mi- 

 krotoms zu sprechen, auf den 

 P r ä p a r a t e n s c h i e b e r , auf 

 deu sogenannten Schnittstre- 

 cker und den Objecthal ter. 

 Was den Präparatenschieber an- 

 belangt, welcher statt der Hand 

 den Präparatenschlitten durch 

 eine Mikrometerschraube vor- 

 wärtsbewegt, so finden wir eine 

 derartige Vorrichtung bei dem 

 SpENGEL'schen und beim Jung- 

 schen Mikrotom. Bei jenem be- 

 trägt die Länge der Schraube 

 gerade so viel, wie die Länge 

 des Instrumentes, und ist seit- 

 lich am Instrument fest ange- 

 bracht , wird aber auch auf 

 Wunsch fortgelassen *. Am 

 JuNG'schen Mikrotom ist die 

 Mikrometerschraube kürzer und 

 wird jedesmal an geeigneter 

 Stelle festgeschraubt, sie besitzt 

 aber eine Schnappeinrichtung, 

 durch welche die gewünschte 

 Umdrehung der Schraube sich 

 jedesmal dem Ohre vernehmbar 

 macht, ein Vortheil, den man namentlich beim Schneiden von Serien zu 

 würdigen lernt, bei welchen das Auge schon für die einzelnen Schnitte 

 genügend in Anspruch genommen ist. Beschreibung und 



9. 



Abbildung 



') Cfr. DippEi, 1. c. p. G77. 



