342 Gott schau: Mikrotome und ihre Hilfsaiiparate. I, 3. 



dieser Einrichtung findet man in den Mittbeilg. a. d. Zool. Stat. zu 

 Neapel IV. Bd. Heft 3 p. 43.3; in tlie American Naturalist Vol. XVII, 

 1883, No. 12 p. 1313; in Bull, de la Soc. Beige de microsc. t. X 

 p. 56 ; Journal de Micrographie, 1883, Nov. et Dec. Ueber Schnitt- 

 strecker ist in dieser Zeitschrift schon referirt worden (Bd. I, 1884, 

 p. 270 und 273), ferner dies Heft (unter den Referaten). 



Der Objecthalter, von allen soeben angeführten Hilfsapparaten 

 der wichtigste, möge noch in Folgendem unsere Aufmerksamkeit in 

 Anspruch nehmen. 



Schon anfangs dieser Arbeit hatten wir verschiedene Formen des- 

 selben insofern kennen gelernt, als bei den Cylindermikrotomen der 

 Objecthalter entweder aus einem Cylinder bestand, mit welchem das ein- 

 geschmolzene oder eingeklemmte Object gehoben wurde, oder noch ein- 

 facher aus einer Platte, auf welche das Object so aufgeschmolzen wurde, 

 dass es mit dem Paraftin den ganzen Cylinder bis zur hebenden Platte 

 möglichst vollkommen aber doch so ausfüllte, dass es in ihm nach oben 

 herausgeschoben werden konnte. Die Nachtheile beider Methoden hatten 

 wir zur Genüge erkannt. 



In neuerer Zeit ist man von dem Einschmelzen in einen Kasten 

 auch bei den Schlittenmikrotomen vollkommen abgekommen, und wer 

 einmal selbst die Unbequemlichkeiten des Einschmelzens und die Un- 

 zuverlässigkeit im Fixiren des Präparates erprobt hat, kommt überhaupt 

 nicht mehr darauf zurück. Nur in einzelnen Fällen ist bei ganz kleinen 

 Präparaten vielleicht noch das Aufschmelzen auf eine frei stehende ge- 

 riefte Platte, wie solche den Zsiss'schen Mikrotomen beigegeben wird, 

 am Platz. Am wenigsten zeitraubend, am zuverlässigsten und somit 

 am zweckmässigsten ist jedenfalls die Befestigung des Präparates 

 zwischen Platten, welche durch Schrauben beliebig fest aneinander ge- 

 drückt werden können, und bei welchen man nöthigenfalls immer wieder 

 die bei verschiedener Temperatur locker werdenden Platten fester an- 

 ziehen kann. Die einfachste Form solcher gegeneinander drückenden 

 Platten ist die Zange, welche auch den meisten Mikrotomen sowohl 

 Schlitten- als Schraubenmikrotomen angefügt ist. Ein grosser und 

 häufig beklagter Uebelstand besteht bei dieser einfachen Einrichtung 

 darin, dass die Klammer nur um eine verticale Axe, also in der 

 Horizontalebene drehbar ist, und dass daher nur die Stellung des Ob- 

 jectes zum Angriffspunkt des Messers geändert werden kann, nicht die 

 Lage des zu schneidenden Gegenstandes zur Schnittebene des Messers. 

 Solchem Mangel suchen auch verschiedene Verfertiger von Mikrotomen 

 (z. B. Schanze, Zeiss, Spengel u. A.) abzuhelfen, indem sie durch 



