344 



Grottscliau: Mikrotome und ihre Hilfsapparate. 



I. 3. 



dies gewöhnlich z. B. bei dem LoNG'schen Mikrotom der Fall ist. Auf 

 dem Zapfen sitzt ein Messingblock (Mhl), welcher, ebenso wie die be- 

 kannte Klammer, in horizontaler Ebene um denselben drehbar ist und 

 durch eine Schraube {S) festgestellt werden kann. In den Messing- 

 block wird ein fester, in einen runden Zapfen (Zi) auslaufender Balken (J5) 

 gesteckt, welcher um den Zapfen (Z,) in frontaler Ebene gedreht wer- 

 den kann. Dieser Balken ist am freien Ende von einer Stalilschraube (aS*, ) 

 quer durchzogen, auf welcher eine nach vorn und hinten in einem Schlitz 

 verschiebbare Klammer (Kl) aufsitzt. Diese ist bestimmt, das Präparat 

 zu fassen, kann 2 cm nach vorn oder hinten geschoben werden und ist 

 um dieselbe Axe (-S, ) drehbar, auf welcher sie (quer zur Axe) geschoben 



11. 



wird. Die Feststellung der Klammer, wenn sie in die gewünschte 

 Stellung gebracht ist, wird durch eine Schraubenmutter (S 3f) bewirkt, 

 die auf der Axe ihre beiden Branchen anzieht und dieselben dadurch 

 gegen eine auf der Axe befindliche Messingröhre (R) drückt, so dass 

 nach dem Feststellen ein Verschieben unmöglich ist. Die Drehbarkeit 

 um die Axe ist dadurch nicht beeinträchtigt. 



Nach hinten läuft die Präparatenklammer in einen Hebel (H) aus, 

 der ebenso lang ist, als die kleine Klammer selbst, so dass also, wenn 

 letztere nach vorn ganz ausgezogen wird, die Entfernung von der Axe 



