346 



Gottscbaii: Mikrotome und ihre Hilfsapparate. 



I, 3. 



den Quadranten nothwendigen beweglichen Zeiger. (Vergl. die Zeich- 

 nung in der Perspective), Am Ende des Balkens befindet sich noch 

 ein Loch (L), in welches ein langer Stahlstift (St) gesteckt wird, mit 



12. 



welchem man die Drehung um die sagittale Axe bewirkt (Einstel- 

 lung auf bilaterale Symmetrie). Nach dem Einstellen wird dieser Stift 

 entfernt. 



Auch speciell für das JuxG'sche Mikrotom wurde ein Jahr darauf 

 ein Objecthalter zu gleichem Zweck, wie der soeben beschriebene con- 

 struirt, und unter dem Namen „Neapler Zange" in den Handel gebracht. 

 Dieselbe wurde verschiedenen Umwandlungen unterzogen und weicht in 

 ihrer Construction wesentlich von der Mikrotomklammer für Keil- und 

 planparallele Schnitte ab. Nach den Mittheilungen a. d. Zool. Stat. z. 

 Neapel Bd. IV Heft 3 p. 433 u. f. ruht hier das Präparat in einem 

 Cylinder, der in einen Würfel gesteckt und um seine Längsaxe gedreht 

 werden kann. Der Würfel hängt an zwei Zapfen in einem viereckigen 

 Rahmen, und kann um diese Zapfen gedreht werden, also um eine fron- 

 tale Axe. Der Rahmen liegt wieder vermittels zweier Zapfen auf dem 

 Schlittenlager und wird, da diese Zapfen rechtwinklig zu den anderen 

 stehen, um die sagittale Axe in seiner Stellung geändert. Die Einstellung 

 des Rahmens sowie des Würfels geschieht durch je zwei Zahnräder, 

 deren eines an einem Knopf gedreht werden kann. Die Fixirung in der 

 eingestellten Lage sowie das Festpressen des Cylinders wird durch be- 

 sondere Klemmschrauben vermittelt. Auch diese Construction ist, wie 

 ich erfahre, neuerdings dahin abgeändert, dass der Würfel mit dem 

 Cylinder in zwei gegeneinander zu pressende Platten umgewandelt ist. 

 Der Grund dieser Abänderung ist nach der im Vorigen mehrfach be- 

 tonten Umständlichkeit und Unsicherheit der Cylindereinbettung leicht 

 erklärlich. 



