348 Gott seh au: Mikrotome und ihre Ililfsapparate. I, 3. 



imd plauparallele Schnitte noch einige Vortlieile mehr in sich schliessen, 

 als die Neapler, und wenn daher zwei Jahre nach den bekannt ge- 

 gebenen , oben wörtlich citirten Leistungen der Mikrotomklammer in 

 den Mittheilimgen d. zool. Stat. z. N. IV. Bd. 3. Heft p. 434 als be- 

 sonderer Vorzug der Neapler Zange hervorgehoben wird , dass im 

 Gegensatz zu den meisten anderen Mikrotomen nur durch sie die 

 Möglichkeit gegeben sei, „die Richtung des b j e c t e s aus- 

 giebig zu ändern, ohne es zugleich stark zu 

 heben oder zu senken", so haben die Herreu Referenten den 

 Artikel in den Würzburger Sitzungsberichten, der seiner Zeit auch der 

 Station in Neapel zugeschickt wurde, entweder nicht gelesen oder ein- 

 fach ignorirt. 



Die Bewegung durch lange Hebel und durch Mikrometerschraube 

 bietet Vortheile, welche der Neapler Halter trotz seiner sonstigen Vor- 

 züge vor anderen Einrichtungen nicht besitzt, und welche er mit gleicher 

 Präcision auch nicht erhalten kann, wenn die Einstellung durch Zahn- 

 räder beibehalten wird. 



Ein kurzer Ueberblick der in Vorigem gepflogenen Betrachtungen 

 lässt somit erkennen, dass für die Grundform des Mikrotoms die zweck- 

 mässigste Construction wohl gefunden sein dürfte, dass hingegen die 

 Hilfsapparate noch einer Sichtung und theilweisen Vervollkommnung 

 bedürfen. 



Basel, im Juni 1884. 



