410 Kleinere Mittheilungen. I, 3. 



Das erste wird erreicht durch Anwendung von Blenden mit 

 grösserer oder kleinerer Oeffnnng, die unterhalb des Beleuchtungs- 

 systemes (Coudensors) angebracht werden und in allen zur optischen 

 Achse des Systemes verticalen Richtungen verschiebbar sind , das 

 zweite durch Entfernung jeglicher Blende, das dritte durch Anwendung 

 einer sogenannten Centralblende. — Ausserdem wird für manche 

 starken Vergrösserungen zur grösstmöglichen Ausnutzung des Licht- 

 eifectes des Beleuchtungssystemes gefordert, dass sich zwischen Con- 

 densor und Objectträger ein Tropfen Wasser oder der Flüssigkeiten 

 für homogene Immersion einschalten lässt (Immersionscondensor). 



Allen diesen Anforderungen wurde durch die früheren Construc- 

 tionen Genüge geleistet, abgesehen davon, dass die Bewegung der 

 Blenden nicht ohne Unbequemlichkeit war und man hierbei, bei gewisser 

 Stellung der Blendvorrichtung, dem Spiegel theilweise das Licht mo- 

 mentan abschnitt. 



Dahingegen ermöglichten jene Constructionen nicht: 



1) Den Focus des Beleuchtungssystemes beliebig weit unterhalb das 

 Object zu verlegen, was bei vielen histologischen Untersuchungen ent- 

 schieden von Vortheil ist, 



2) Das Beleuchtungssystem ganz auszuschalten und an seine Stelle 

 eine gewöhnliche Cylinderblende zu setzen. 



Wollte mau bei den früheren Constructionen mit gewöhnlicher 

 Blende beobachten, so hatte man erst durch Lösen einer Klemmschraube, 

 Neigen des Stativs und Herausziehen den ganzen Apparat zu entfernen, 

 au seine Stelle eine eigene Schlittenvorrichtung mit Spiegel zu bringen, 

 und erst dann konnte die Beobachtung ihren Fortgang nehmen. Selbst 

 das Wechseln der beiden, zu dem Apparate gehörigen Beleuchtungs- 

 systeme war immerhin umständlich. 



Die umstehend abgebildete Construction (% der nat. Gr.) beseitigt, 

 wie man sehen wird, die beregten Uebelstände: 



Die Theile sind, wie bei den früheren Constructionen, der Träger 

 des Beleuchtungssystemes ?', die Blendvorrichtung ä und der Spiegel s. 

 Sie sind an der Verticalsäule t befestigt ; letztere ist mit prismatischer 

 Führung in den Schwanztheil des Mikrokopstativs eingefügt und in 

 diesem durch Trieb und Zahn senkrecht beweglich, 

 wodurch die Verstellbarkeit des Beleuchtungssystemes 

 (/) gegen Objecttisch und Object gegeben ist. 



Der Träger des Beleuchtungsapparates («) besitzt eine Leisten- 

 führung mm^ in welche drei Schlitten (k) passen. Zwei derselben 

 tragen je ein Beleuchtungssystem (für schwächere und starke Ver- 



