412 Kleinere Mittheiliingen. I, 3. 



Neues; in unserer Abbildung ist die Centralblendnng zur Duukelfeld- 

 beleuchtung eingelegt (li). 



Der Spiegel s ist zwar an dem vorliegenden Exemplare nur nach 

 rechts und links beweglich, allein es ist klar, dass sich leicht eine Ein- 

 richtung für die Schiefstellung desselben anbringen Hesse. 



Alsdann würde der ganze Beleu chtungsapparat fest 

 mit dem Stative verbunden werden können, da man ja, 

 ohne ihn zuentfernen, sowohl gewöhn liehe Blenden be- 

 leu cht iing als auch gewöhnliches excentrisches Licht 

 in Anwendung bringen kann. 



Wir sehen in derFixirung des Apparates an das Mikroskopstativ 

 daher einen Fortschritt, weil durch dieselbe und die vorliegende Con- 

 struction alle Beleuchtungsarten durch einen einzigen Apparat geliefert 

 werden, während dazu früher eigentlich deren zwei nöthig waren. Der 

 hier beschriebene stellt eine Combination beider vor, ohne dass er da- 

 durch irgendwie nennenswerth complicirter geworden wäre. 



Ein neues Präparirmikroskop. 



Von 



Dr. J. Moeller. 



Wien-Mariabrunn. 



Um grosse Schnittpi'äparate, besonders solche aus dem Gehirn, 

 bequem durchmustern zu können, construirte C. Reichert ein Präparir- 

 mikroskop, das von den ähuliclieu Instrumenten aus den Werkstätten 

 von Zeiss, Reichert u. A. sich in folgenden Punkten unterscheidet: 



Der Tisch besteht aus einer 11-5 cm breiten und 18 cm langen 

 Glasplatte und ist in seiner ganzen Fläche durchsichtig. Im 

 Zusammenhange damit musste der Spiegel eine grössere Beweglichkeit er- 

 halten; er ist nach allen Richtungen verstellbar. Der Tisch ist un- 

 beweglich. Die verticale Einstellung der Lupe erfolgt mittels Zahn und 

 Trieb. In horizontaler Richtung ist der Lupenträger in dreifacher 

 Weise beweglich. Er ist an der Verbindungsstelle mit der Zahnstange 

 im Kreise drehbar. Sein freies Ende trägt in einem Charnier eine eben- 

 falls im Kreise drehbare Metallhülse, und in dieser ist der eigentliche 

 Lupenträger mittels einer Mikrometerschraube verschiebbar. 



Den wesentlichen Vorzug dieser Coustruction sehe ich darin, dass 

 man nicht wie bisher das Object unter der Lupe bewegen muss, son- 



