I. 3. Referate und Besprechungen. 427 



2. Mikroskop und mikroskopische Apparate. 



Cox, J. D., A n e w form o f m i c r o s c o p e - s t a n d w i t h c o u c e n - 

 tric movement s. (Proc. Am. Soc. Micr. 6th. Ann. Meeting 



1883, p. 147. — Journ. Roy. Microsc. Soc. Ser. II. vol. W, 



1884, pt. 2, p. 279). 



Herr J. D. Cox beschreibt eine neue Einrichtung zum Umlegen des 

 Mikroskopes, darin bestehend, dass die Säule, in F'orm eines Kreis- 

 segmentes, zwischen zwei Nasen eines kurzen auf dem Fusse sich er- 

 liebenden Pfeilers verschoben wird. Bei gewünschter Neigung des 

 Mikroskopes kann vermittels einer Stellschraube die Lage lixirt werden. 

 Durch diese, auch sonst schon vereinzelt angewandte Construction er- 

 langt das schiefstehende Instrument allerdings grosse Stabilität, Avelche 

 sich übrigens auch durch einfachere Mittel erreichen lässt, weshalb eine 

 Nachahmung beschriebenen Priueips nicht zu empfehlen ist. Die übrigen 

 concentrischeu Bewegungen bieten auch nichts wesentlich Neues. 



Jung (Darmstadt). 

 Giacoiiiiiii, Nuovo microscopio per l'esame delle sezioni 

 dell'intero encefalo umano adulto [Neues Mikro- 

 skop zur Prüfung von Durchschnitten des ganzen 

 menschlichen Gehirns im erwachsenen Zustande] 

 (Giorn. della R. Accad. di Med. di Torino — - Giugno 1883 ; 

 Gazz. delle Clin. 1883, p. 529). 

 Beim Studium mikroskopischer Durchschnitte des erwachsenen 

 menschlichen Gehirns befand sich Verf. einer grossen Schwierigkeit 

 gegenüber, nämlich darin bestehend, dass der Tisch der Mikroskope, 

 welche gegenwärtig in Gebrauch sind, selbst der der grössten gebräuch- 

 lichen ^lodelle, zu klein ist, um diese Präparate nach allen Richtungen 

 hin bewegen und in allen ihren Theilen prüfen zu können. Es kam ihm 

 in Folge dessen der Gedanke, die Form und die Dimensionen der ge- 

 wöhnlichen Mikroskope zu modificiren durch Vergrösserung des Tisches 

 derselben. 



Allein hierbei stiess er auf einen anderen Uebelstand, da ja durch 

 die Vergrösseniug des Tisches nach vorn hin ein Theil der Lichtstrahlen 

 verloren ging, welche der Spiegel erhalten soll. Wenn man nun, imi 

 diesen Nachtheil zu vermeiden, den Mikroskoptisch sehr erhöhte, so 

 bekam das Mikroskop dadurch eine solche Höhe, dass diese die Festig- 

 keit desselben beeinträchtigte und dadurch eine länger andauernde Be- 

 obachtung ziemlich schwierig machte. 



