428 



Referate und Besprecliungen. 



I. 3. 



Dem Verf. ist es trotzdem gelungen, durch ein neues Mikroskop- 

 modell diese Schwierigkeiten zu beseitigen, welches Koeistka in Mai- 

 land nach seineu Angaben construirte. Bei diesem Modell ist zwar der 

 Tisch bedeutend breiter und geräumiger, allein die Oeffnuug, durch 

 welche die Lichtstrahlen durchtreten, befindet sich in einer Entfernung 

 von nur 4*5 cm vom vorderen Rande des Tisches, so dass die Beleuch- 

 tung keine Einbusse erleidet. Die Säule unterhalb des Tisches befindet 

 sich in gewöhnlicher Stellung, dahingegen ist die vom Tische auf- 

 steigende, den Tubus tragende weit nach hinten gerückt, so dass sie 



1. 



15-5 cm weit von der Oeffnung absteht, durch welche die Lichtstrahlen 

 ihren Weg nehmen. Auf diese Weise misst der Tisch nicht weniger 

 als 20 cm von vorn nach hinten. Natürlicherweise bringt diese Ein- 

 richtung eine Unannehmlichkeit mit sich, die nämlich, dass der Beob- 

 achter mit stark vorgebeugtem Kopfe stehen muss, um eine Beobachtung 

 des Präparats zu ermöglichen, was recht ermüden kann, da es sich hier 

 um Präparate von sehr grossem Umfang handelt, deren Prüfung viel 

 Zeit in Anspruch nimmt. — Doch auch diese Unannehmlichkeit hat der 



