I, 3. 



Referate und Besprechungen. 



429 



Verf. in der Weise zu vermeiden gewiisst, dass er das gewöhnliche 

 Ocidar durch ein mit einem Prisma versehenes substituirte, welches die 

 Lichtstrahlen im \Yinkel von 30*^ ablenkt. Vermittels dieses Oculares, 

 mit dem die alten Mikro- 

 skope von Amici ver- 

 sehen sind, kann man die 

 Präparate mit aller Be- 

 quemlichkeit betrachten, 

 und der geringe Verlust 

 an Licht , welcher aus 

 ihrer Anwendung resul- 

 tirt,ist von keinen Folgen, 

 weil man nur selten be- 



deutende Vergrösserun- 

 gen anwendet, üebrigens 

 können bei dem Mikro- 

 skop alle Objective von 

 Haktxack bis zu Xo. 8 

 Verwendung finden. Um 

 endlich den Tisch auch 

 in der Querrichtung zu 

 erweitern , ohne dass 

 dadurch das Mikroskop 

 an Volumen zunähme, 

 liess der Verfasser an 

 den beiden Seiten be- 

 wegliche kleine Klappen 

 anbringen, welche nach 

 Bedürfniss eingeschoben 



werden können und mit denen man Schnitte prüfen kann , die bis zu 

 34 cm Breite besitzen. 



Der Leser, welchen es interessirt, weitere Einzelheiten über dieses 

 Modell zu erfahren, möge sie aus den beiden nebenstellenden Figuren 

 ersehen '. J. Martinotti {Turin). 



McLarens, Microscope with rotating foot. (Journ. R. Microsc. 

 Soc. Ser. IL vol. III, 1884, pt. 1, p. 111). 



Um den zum Umlegen eingerichteten Mikroskopen bei schiefer 



2. 



') Die beiden hier reproducirten Abbildungen sind Originale, welche wir 

 der zuvorkommenden Güte des Herrn Verf. verdanken, und welche völlig die 

 besprochene Einrichtung illustrircn dürften. Ref. 



