I, 3. Referate und Bespreclumgen. 433 



Nelson's microscope lamp. (Joiirn. R. Microsc. Soc. Ser. II. 



vol. IV, 1884, pt. 1, p. 125). 

 Da viele englische Mikroskopiker bekaiiiitlicli gern bei künstlichem 

 Liclite arbeiten, so suchte man diesem Bedürfuiss durch eine ganze An- 

 zahl Constructioucu von „Mikroskopirlampen" zu genügen, von welchen 

 die vorliegende wenig Neues bietet. Sie besteht aus einer Petroleum- 

 lampe, welche auf ein schweres Gestell montirt, senkrecht verschoben 

 und gedreht werden kann. Der Cyliuder derselben wird nochmals von 

 einem Metallconus umgeben, an dessen vorderer Seite sich ein Ausschnitt 

 zum Durchlass der Lichtstrahlen befindet. Bemerkenswerth daran ist 

 eine die Flamme conceutrirende HEKscHEL'sche Doppellinse, „durch 

 welche ein gleichmässigerer Lichtstrahl erzielt werden kann als mit den 

 gewöhnlichen Beleuclitungslinsen". Diese Linse ist allseitig beweglich 

 und kann in dem Schlitz ihres Trägers der Flamme genähert werden. 

 Zwischen Linse und Flamme können verschiedenfarbige Plangläser ein 

 geschaltet werden. Jung (Dannsfadt). 



I. Calliaiio, C II r e g o 1 a t o r e d e 1 p r e p a r a t o a 1 m i c r o - 



s c p i [D e r P r ä p a r at - R i c h t e r a m M i k r o s k o pj (Giorn. 



della R. Accad. di Med. di Torino vol. XLVI, 1883, no. 4, 



Aprile). 



II. Calliaiio, C, Un nuovo regolatore del preparato al 



microscopio [Ein neuer Präparat-Richter am Mi- 

 kroskop] (Arch. per le scienze med. vol. VII, no. 10, 1883, 

 p. 167). 



Die Zwecke, welche Verf. bei Construction dieses Instrumentes vor 

 Augen hatte, sind folgende: 1) Die Bewegung des Präparates mit mög- 

 lichster Präcision zu reguliren; 2) eine genaue Untersuchung zu ermög- 

 lichen, wie sie bei einer quantitativen Prüfung isolirter Körper, als 

 Eier von Entozoen, Bacterien etc. erforderlich ist-, 3) auf leichte Weise 

 jene Stellen eines Präparats wiederzufinden, die man nochmals zu durch- 

 mustern wünscht. 



Der Apparat ist auf dem mechanischen Princip construirt, dass 

 zwei von einander unabhängige Bewegungen, deren eine die Abscisse, 

 die andere die Ordinate einer ebenen Fläche darstellt, sich auf allen 

 Punkten der Fläche, in welcher sie wirksam sind, treffen können. 



Der Apparat wird vermittels einer Klemmschraube an einer Seite 

 des Mikroskoptisches , und auf dem Apparate selbst vermittels einer 

 anderen Schraube der Objectträger befestigt. Zwei andere Schrauben 

 vermitteln die Bewegung des Objectträgers in zwei Richtungen, die loth- 

 recht zu einander sind; ein Zeiger, der auf einem Quadrat von 2 cm 



