486 Dippel: Endomersions-Objective. I, 4. 



linse und einer biconcaven mit Schwefelkohlenstoff gefüllten Linse, ohne 

 dass es ihm jedoch gelungen wäre, voUkommnen Achromatismus zu er- 

 reichen. Diese Versuche blieben für die Verbesserung der Mikroskop- 

 objective zunächst ganz und gar ohne Einfluss. Nur Bruno Hasert hat 

 in den fünfziger und Anfang der sechziger Jahre Mikroskopobjective 

 construirt, von denen vielseitig — und wohl mit Recht — vermuthet 

 wurde, dass dabei die Anwendung einer — stark gelb gefärbten — 

 Flüssigkeit in Anwendung gekommen sei, um das secundäre Spectrum 

 möglichst zu beseitigen. Aber diese Objective (Trockensysteme), welche 

 allerdings die Bilder der Probeobjecte ohne die gewohnte starke Fär- 

 bung zeigten, kamen mit Ausnahme einer numerischen Apertur von 

 0-90 bis 0*98 (145" — 155" Oeffuungswinkel), also eines ziemlich hohen 

 Auflösungsvermögens für die Systeme von unter 3 mm Brennweite in 

 ihren sonstigen Leistungen zum mindesten nicht über die besseren 

 Trockensysteme der damaligen Zeit hinaus, ja blieben in mancher Be- 

 ziehung hinter denselben zurück '. Der Grund für die Nichtbeachtung 

 der gedachten Versuche lag wohl darin, dass man sich auf die Verwen- 

 dung der Flüssigkeitslinsen nur mit Rücksicht auf die Dispersion be- 

 schränkte und die Erfolge insofern nur getheilte bleiben konnten, als man 

 eine Farbenerscheinung noch nicht näher erkannt und unberücksichtigt 

 gelassen hatte, welche, da sie bei den uns zur Zeit für optische Zwecke 

 zur Verfügung stehenden Glassorten nicht gehoben werden kann, eines 

 der gewichtigsten Hindernisse für die Vei'vollkommuung unserer Objec- 

 tivsysteme bildet. Dies ist der von Prof. Abbe als chromatische 

 Differenz der sphärischen Abweichung bezeichnete, der 

 sphärischen Abweichung angehörige Rest der Farbeuabweichung, welcher 

 bewirkt, dass ein Objectivsystem, welches für gerades (centrales) Licht 

 die günstigste Wirkung in Bezug auf Bildscliärfe und Farbenfreiheit 

 gewährt, für schiefes Licht wenig brauchbar erscheint und umgekehrt, 

 und der damit die Leistungsfähigkeit der mittelstarken Objectivsysteme 

 von 6 mm bis 3 mm Brennweite weit unter diejenige Höhe hinabdrückt, 

 welche dieselben bei sonstiger Vollkommenheit der Constructiou, als 

 Verbesserung der chromatischen Aberration, der sphärischen Abweichung 

 auf der Achse u. s. w. erreichen könnten-. 



Die Schwierigkeiten, welche in Folge dieses Mangels der Ver- 

 besserung unserer Objectivsysteme entgegentreten7"*öunen nach den 

 einschlägigen Untersuchungen von Prof. Abbe nur durch die u n a b - 



') Cfr. mein Werk: „Das, Mikroskop" 1. Aufl. p. 168. 

 2) Cfr. mein Handbuch der Mikroskopie 2. Aufl. p. 224 f. 



