492 



H e 11 k i n g : Neuer Objectlialter am Scblittenmikrotom. 



I. 4. 



möglicht ; aber eine feine Einstolliing dürfte bei dem groben Getriebe, 

 welches gleich einen bedeutenden Ausschlag giebt, schwer zu er- 

 zielen sein. 



Wenn daher der Verfasser im Folgenden eine neue Construction 

 des Objecthalters zur möglichst genauen Einstellung des Objectes be- 

 kannt giebt, so geschieht das in der Hoffnung, damit vielleicht auch 



1. 



weiteren Kreisen nützlich sein zu können. Besonders schien es aber 

 geboten, sollte die Construction überhaupt praktischen Werth haben, 

 dieselbe so einzurichten, dass sie den Preis des Mikrotomes nicht eben 

 vertheuerte. Nun wird ein Mikrotom mit der im Folgenden zu be- 

 schreibenden Einrichtung sich im Preise nur wenige Mark höher stellen 

 als ein SpENfjEL'sches Mikrotom. 



Das zu schneidende Object wird in der Klammer Figur 1 und 2 a 

 durch die Schraube h festgeklemmt. Die beiden mit Zahnfurchen ver- 

 seheneu Backen der Klammer sind im Gegensatz zu dem SpENGEL'schen 



