562 Kleinere Mittheilungen. I, 4. 



schärfste in ihrer Eigeufarbe abgegrenzt. — b) starke Vergrösserimg 

 (Seibekt, homog. Immers. '/^o), Abblendiiug durch eine Rauchglasplatte 

 dunkelster Färbung; engste Blendungsöffuung. Die Probeobjecte wer- 

 den bei der ersten Einstellung sofort gelöst, leichter als selbst bei 

 Tageslicht. Die Rauchglasplatte wird entfernt. Es werden farbige 

 Glasplatten zwischen die Lampe und den Spiegel, etwa 10 cm vor dem 

 letzteren gehalten. Die Lösung der Probeobjecte wird anscheinend 

 noch verbessert bei Einschaltung einer „blaugrünen", dagegen ver- 

 schlechtert bei Anwendung rother und orangegelber Platten; weniger 

 günstig als die blaugrüne Platte wirkt eine „blaue" aus Kobaltglas 

 (vermuthlich weil letzteres viele rothe Strahlen passiren lässt). 



2. Versuche mit Glühlicht. Bei denselben werden zunächst 

 die grösseren Lampen vor den Spiegel des Mikroskopes in annähernd 

 gleicher Höhe mit demselben in einer Entfernung von 30 — 40 cm auf- 

 gestellt; später wird die kleinste der benutzten Lampen dicht vor den 

 Spiegel gehalten. In Folge der Anwendung sehr starker Ströme (um 

 möglichst helles Weissglühen zu erzielen) ist leider nach kurzer Ver- 

 suchsdauer der Bügel der älteren grossen und der kleineren Edison- 

 Lampe zerstört. Das Licht erweist sich durch wohlthuende Ruhe und 

 durch reine helle Färbung des Gesichtsfeldes jeder anderen künstlichen 

 Lichtquelle überlegen; bezüglich der Ergebnisse lässt sich im übrigen 

 alles, was über das Bogenlicht gesagt ist, wiederholen; Reinheit der 

 Farben und Lösungsvermögen sind in jeder Hinsicht gegenüber anderen 

 Lichtquellen begünstigt. 



Die vorstehenden Versuche, deren Anordnung im Vergleiche zu 

 anderen schon veröffentlichten jedenfalls manches zu wünschen übrig 

 lässt, wurden hauptsächlich angestellt, um die aus theoretischen Gründen 

 zu erwartenden optischen Leistungen des elektrischen Lichtes zu er- 

 proben. Trotz der ünvoUkommeuheit des Verfahrens haben dieselben 

 ein entschieden günstiges Resultat ergeben. Einen Anlass, meine in 

 einem früheren Aufsatz ' ausgesprochene Ansicht, dass die Einrichtung 

 zur elektrischen Beleuchtung bei mikroskopischen Arbeiten als Neben- 

 apparat zu behandeln sei, zu ändern, habe ich aus den Versuchen nicht 

 gewonnen. Prof. van Heukck, der die Güte hatte, mir brieflich einiges 

 aus seinen neueren Erfahrungen mitzutheilen, spricht sich gleichfalls 

 gegen die SiEAHN'sche Verbindung der Lampe mit dem Stativ aus, hebt 

 jedoch hervor, dass die Ergebnisse weit günstiger sich gestalten, wenn 

 die Lampe direct unter dem Condensor ihren Platz finde, als wenn das 



Cfr. diese Zeitschr. Bd. I, 1884, p. 175 ff. 



