I, 4. Referate und Besiirechimgen. 597 



welche nicht nur die Schutzimpfungen, sondern auch die Probeimpfungen 

 mit virulentem Milzbrand durchgemacht hatten, nicht sämmtlich: von 

 zehn Thieren starben zwei. „Die bisher geübte Schutzimpfungsmethode 

 ist daher für die Praxis nur als ein höchst zweifelhafter Gewinn zu be- 

 zeichnen". 



Hesse, W., Ueber quantitative Bestimmung der in der 

 Luft enthalte nen Mikroorganismen. (Mittheil. a. d. 

 Kaiserl. Gesundheitsamte Bd. H, 1884, p. 182 ff.). 



Koch hatte bereits die von ihm in die bacterioskopische Technik 

 als Substrat für Bacterienzüchtungen eingeführte feste Nährgelatine auch 

 als Mittel zur Untersuchung der Luft auf in ihr enthaltene Mikroorga- 

 nismen benutzt ; eine quantitative Bestimmung der letzteren gestattete 

 jedoch sein Apparat nicht. Einen hierfür geeigneten Apparat zu con- 

 struiren, war die Aufgabe, die sich Verf. gestellt und mit Erfolg ge- 

 löst hat. 



Seine Methode besteht im wesentlichen in der Durchleitung der 

 Luft durch lauge Glasröhren, deren Wandungen mit erstarrter KocH'scher 

 Nährgelatine ausgekleidet sind. Mittels eines Aspirators wird der 

 Luftstrom geregelt und zugleich gemessen. Aus der Zahl der auf der 

 Gelatine auftretenden Colonien und der Menge der aspirirten Luft ergibt 

 sich ein genauer ziflFernmässiger Ausdruck für den Gehalt der Luft an 

 Keimen (selbstverständlich nur solchen, welche mit dem Nährboden in 

 Berührung und darauf zur Entwicklung kommen). Hesse's Apparat ^ 

 setzt sich dementsprechend zusammen aus einer (in der Regel 70 cm 

 langen und 3"5 cm weiten) Glasröhre, welche an ihrem einen Ende 

 durch zwei Gummikappen geschlossen ist, deren nach innen gelegene 

 in der Mitte einen, etwa 1 cm Durchmesser besitzenden, runden Aus- 

 schnitt hat ; das andere Ende ist mit einem knapp anschliessenden 2 cm 

 dicken Kautschnkpfropf versehen, welcher in seiner centralen, etwa 

 1 cm weiten Durchbohrung ein mit zwei Wattepfropfen an beiden Enden 

 verlegtes Glasröhrchen ti'ägt. Die Röhre und ihre Verschlüsse werden 

 behufs Sterilisirung 1 — 2 Stunden strömendem Wasserdampfe von 

 100" C. ausgesetzt^, imd, nach dem Erstarren der Gelatine, (welches 

 in der Weise zu Stande gebracht wurde, dass man die aus dem Sterili- 

 sirungsapparate herausgenommene und etwas abgekühlte Röhre unter 



') Derselbe ist mit Zubehör zu beziehen bei Emil Keller in Schwarzenberg 

 in Sachsen. 



2) Der hierbei vom Verf. benutzte Dampfkessel ist für 20 Mark gleichfalls 

 bei E. Kellkk käuflich. 



