XX, 1. Bluntschli: Neuerungen am R. Jiing'schen Studentenmikrotom. 5 



um eine senkrechte Achse gedreht und durch eine Schraube fest 

 eingespannt werden. Viel Sorgfalt ist stets auf das Einstellen der 

 Objecte zu verwenden und darauf zu achten, dass ihre längste Seite 

 zuerst und möglich parallel von der Messerscheide a — b getrotfen 

 wird , und dass die ganze Messerlänge beim Schneiden zur Aus- 

 nutzung kommt. Besser als jede Beschreibung wird Figur 2 diese 

 Verhältnisse klarstellen. Aus ihr ist auch leicht ersichtlich , dass 

 der bestfixirte Theil der Messerschneide, also die Ecke 0, erst zuletzt 

 das Object treffen wird und dass , wenn man sich die Bewegung 

 des Messers in eine Reihe von Etappen zerlegt denkt, die einzelnen 

 Schnittrichtungen a — ö, a^ — ^^, er — b" etc. nicht parallel verlaufen, 

 sondern spitze Winkel bilden. Der theoretischen Erwägung gemäss 

 muss also dort, wo das Präparat rascher vom Messer durcheilt wird, 

 eine Stauchung eintreten, und in der That wird dieser Fehler bei 

 grossen Objecten unangenehm empfunden, während er bei Objecten 

 unter 0*8 cm Breite praktisch nicht mehr in Betracht kommt. Die 

 Länge des Objectes kann die Breite übrigens beträchtlich über- 

 treffen. 



P^ine weitere Neuerung ist die Chloräthyl-Gefrierkammer (GK), 

 ein hohler Eiusatzcylinder, der in den Metalltubus eingeschoben wird 

 und an seiner oberen Fläche eine isolirte Metallplatte trägt. Von 

 der Seite her wird durch eine weite Oeffnung der Gefrierkammer 

 Chloräthyl auf die Unterfiäche der Gefrierplatte und ein an ihr an- 

 gebrachtes Geflecht gespritzt, während oben auf die Platte das mit 

 Formolalkohol vorgehärtete und mit Wasser benetzte Object gelegt 

 wird. Sobald letzteres an der Platte haftet, wird auch von oben 

 her Chloräthyl aufgespritzt und damit für einige Minuten die zum 

 Schneiden nöthige Consistenz erreicht. Hört nach einiger Zeit die 

 Nachwirkung des angewandten Chloräthyls auf, so genügen wenige 

 Tropfen, um alsbald wieder die gewünschte Härte zu erzielen. Diese 

 ausserordentlich einfache und praktische Methode wird sich sicherlich 

 rasch einbürgern. Das Chloräthyl ist bei sparsamer Verwendung 

 nicht übermässig theuer (die Dr. HENNio'sche Flasche mit Moment- 

 verschluss enthält jeweils 100 g und kostet 3 M., das Nachfüllen 

 2'50 M,), es ist fast ganz geruchlos, nicht feuergefährlich und greift 

 die Metalltheile des Instrumentes nicht an. Der einzige Nachtheil 

 der sehr zarten und wenig stabilen Flaschen, ihre grosse Zerbrech- 

 lichkeit, wird durch einen praktischen Flaschenständer (Preis 50 Pf.) 

 bedeutend eingeschränkt. Nicht unerwähnt möchte ich an dieser 

 Stelle lassen, dass in unserem Institut das Chloräthyl auch zum 



