XX, 1. Krefft: Rotations -Mikrotom „Heizberge '•. 7 



geändertes, stabileres Instrument gleichen Charakters, das auch bei 

 harten Präparaten allen Anforderungen genügen soll, will die Firma 

 Jung in nächster Zeit eventuell anfertigen. 



[Eingegangen am 24. Mai 1903.] 



Rotations -Mikrotom „Herzber^e". 



Von 



Dr. P. Krefft 



in BerUn- Zehlendorf. 



Hierzu zwei Holzschnitte. 



Wohl allen gebräuchlicheren (Schlitten-) Mikrotomconstructionen 

 sind zwei Uebelstände gemeinsam : das Federn des meist recht langen 

 und nur an einem Ende fixirten Messers und der unentwegte Druck, 

 den dasselbe während der Schnittführung auf das zu schneidende 

 Material ausübt. Das letztere Moment macht sich zwar bei Paraffin 

 weniger störend geltend , um so mehr aber dort , wo es sich um 

 elastische Schnittblöcke (Celloidin etc.j handelt. Die unausbleiblichen 

 Folgen dieser Uebelstände , die sogenannten Treppenschnitte , kennt 

 jeder Mikroskopiker, zum mindesten aus seiner Anfängerzeit her. 



Ueber die Beseitigung besagter Constructionsmängel hatte, ge- 

 wiss unter vielen Anderen, auch der um die mikroskopische Technik 

 in mehrfacher Hinsicht wohlverdiente, leider jung verstorbene Dr. L. 

 Kaplan viel nachgedacht. Seine Stellung als Vorsteher des anato- 

 mischen Laboratoriums der Berliner Städtischen Irrenanstalt „Herz- 

 berge", die er neben der I. Assistenzarztstelle, daselbst bekleidete, 

 gab ihm hierzu besonders reichlich Gelegenheit. Er wusste auch 

 seine Mitassistenten, zu denen ich damals zählte, für sein Mikrotom- 

 problem zu interessiren. Dasselbe zielte im wesentlichen auf die 

 Construction eines Apparates ab , dessen (rundes) Messer etwa wie 

 eine Kreissäge den Schnittblock sozusagen tangential an- und all- 

 mählich durchschneiden sollte. Nach verschiedenem Hin- und Her- 

 berathen gelang es mir, die Lösung des Messerproblems in ebenso 



