XX, 1. Kr efft: Rotations -Mikrotom „Herzberge". H 



durch mehrere Zahnradübersetzuugen, also erst mittelbar und daher 

 um so gleichmässiger auf die Hauptachse wirkt. Die Kurbel kauu 

 beliebig auf das eine oder andere von zwei Zahuradsystemen auf- 

 gesetzt werden, von denen das eine eine Uebertragung von 1 : 5, 

 das andere, entsprechend langsamer, aber noch stetiger arbeitende 

 eine solche von 1 : 15 besitzt. 



Zum Schneiden von Paraffinserien ist dem Apparate noch ein 

 kurzes Hebelmesser beigegeben, das sich in derselben Weise wie 

 das Halbtellermesser in die Rotationsachse einspannen lässt, welche 

 es bei der Kurbeldrehung also radiär umkreist; die automatische 

 Blockhebung vollzieht sich dabei natürlich in gleicher Weise wie 

 zuvor geschildert. 



Die bereits theoretisch ohne weiteres ei'sichtlichen , aber auch 

 durch nunmehr dreijährigen praktischen Gebrauch erwiesenen Yor- 

 theile dieser Construction sind : 



1) Das Federn (des Halbkreismessers) ist absolut ausgeschlossen. 



2) Die Messerführung ist eine besonders sichere und zwar 

 einerseits in Folge der sicheren und einfachen Rotation zwischen 

 Spitzen, anderseits in Folge der mehrfachen Zahnradtransmissionen, 

 die alle der manuellen Kurbeldrehung anhaftenden Ungleichmässig- 

 keiten zum völligen Ausgleich bringt. 



:]) Die Handhabung ist die denkbar bequemste, insofern sie nur 

 eine Hand überhaupt in Anspruch nimmt und keinerlei besondere 

 Behutsamkeit erfordert. 



4) Die Schuittfunction findet unter jeglicher Druckvermeidung 

 in der Weise eines gleichmässigen spiralförmigen Einschleichens statt. 



Wir haben dem Apparate den Namen Rotatiousmikrotom „Herz- 

 berge" gegeben und die oben erwähnte Firma P. Thate bis auf 

 werteres mit der alleinigen Fabrication desselben betraut. 



[Eingegangen am 26. Juli 1903.] 



