14 Hinter berger : Thermophore für Färbezwecke. XX, 1. 



Schaltet man statt des Führungsstiftes einen feinen Bleistift ein, 

 und legt man das zu reproducirende Object unter den Zeichenstift 

 bei C, so lassen sich auch sehr exacte Verkleinerungen bewerk- 

 stelligen. 



'ö^ 



[Eingegangen am 21. April 1903.] 



Thermophore für Färbezwecke. 



Von 

 Dr. A. Hiiiterberger 



in Wien. 



Hierzu ein Holzschnitt. 



Bei vielen Färbemetlioden spielt längere oder kürzere Erwärmung 

 der Farblösungen eine wichtige Rolle. Das Erwärmen der Farb- 

 lösungen über der Flamme hat aber oft Unbequemlichkeiten. Sowohl 

 das Glasschälchen als auch besonders das mit der Farblösung be- 

 deckte Deckglas kann springen und dadurch der Tisch des Ar- 

 beitenden oder auch dessen Kleider arg verunreinigt werden, das 

 Halten über der Flamme ist äusserst langweilig, wird auch zuweilen 

 ermüdend, die Temperatur der Farblösung bei diesem einfachsten 

 Vorgehen wechselt sprunghaft, wodurch Schnitte sich verbiegen und 

 schrumpfen , eintrocknen der Farblösung auf dem Deckglase kommt 

 vor u. dergl. unerwünschte Nebenerscheinungen. Ich habe daher 

 die Oesterr. -Ungar. Thermophor-Unternehmung veranlasst , Thermo- 

 phore für Färbezwecke nach meiner Angabe zu verfertigen und 

 bringe hiermit diese einfachen Apparate zur Kenntniss. Das Bild 

 ersetzt jede Beschreibung. Der Durchmesser der Kästchen ist 9 cm 

 (ungefähr der gleiche der üblichen Petri-Schalen) , die Höhe 4 cm. 

 Die Kästchen haben oben eine Einbuchtung für Krystallisationsschalen, 

 in welche die warm zu haltende oder zu erwärmende Farblösung 

 gegossen wird. 



Je nach der Füllung der Kästchen mit Natriumacetat oder 

 Baryumhydrat halten die Kästchen kalt eingegossenes destillirtes 



