Band XX. Heft 2. 



Discussion des conditions generales que doit remplir 



le dispositif d'arret 



du tube ä tirage dang tout microscope, 

 et description du moyen pratique ponr arriver a ce resultat. 



Par 



S. Gelblimi 



ä Lifege. 



A V e c t r o i s g r a v u r e s s u r b o i s. 



Uli arret , tlieoriquement au moins , peut etre appliqne :i n'im- 

 porte quelle piece mobile liee invariablement ;\ Fenseuible , dont on 

 veut limiter la course. II peut donc dans le microscope porter aussi 

 bien sur le tube ä tirage que sur les deux vis de mouvement. 



Dans le premier cas, ce serait un arret provoquant une butee, 

 laquelle se transmettrait a l'operateur par l'intermediaire de divers 

 organes de mouvement en les exposant ä une fatigue plus ou moins 

 grande, suivant la sensibilite de l'operateur. Daus le second cas, — 

 Tarret agit au poiut d'application meme de la force , ce qui met 

 ä Tabri tous les organes de transmissiou du mouvement. 



Le second Systeme eilt donc ete certaiuement preferable, s'il 

 n'y avait qu'une seule vis de mise eu mouvement du tube. Mais 

 comme tout microscope en possede deux: une pour descente rapide 

 et l'autre pour un avancement tres faible, Tapplication simultanee 

 de Tarret sur chacune d'elles compliquerait singulierement la Solution. 

 Force donc est de nous eu tenir au premier Systeme. 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. XX, 2. 9 



