130 



Gelblum: Dispositif d'arret du tube a tirage. 



XX, 2. 



I 



xl 



J? 



? 



Celui-ci dans ses parties essentielles coraprend un arret 1 porte 

 par la piece en mouvemeut, — le tube 2 — , et le buttoir 5, fixe 

 sur la platine 4] fig. 1. 



Pour que ce Systeme d'arret puisse etre utilement applicable aux 

 microscopes, il faiit qu'il remplisse les trois coiiditions suivantes: 



1*^ II doit etre independant de la Variation de la longuenr 

 du tube. 



Celle-ci «'est pas rigoureusement constante, attendu que le tube 

 se compose de plusieurs pieces ajustees eusemble. Or la distance 



frontale etant de quelques 

 diziemes de mm a peiue, pour 

 de forts grossissements , rien 

 que le serrage a fond plus 

 ou moins complet de la mon- 

 ture , lors du rechange de 

 Fobjectif 5 peut deja rendre 

 illusoire Tefficacite de Farret. 

 Pour eliminer cette cause 

 d'erreur et reudre la distance 

 d entre Tarret et l'extremite 

 inferieure du microscope rigou- 

 reusement constante , malgre 

 Tentreraise des revolvers porte- 

 objectifs, etc., il faut que 

 V arret soit porte par l'ohjectif 

 meme, dont il a ä sauvegarder 

 ZZl la lentille. 

 1. 2^ L'arret doit etre, de 



plus, independant de Tepais- 

 seur de la preparation et de celle des verres. 



Autremeut dit, il doit etre a course variable suivant Tepaisseur 

 de preparation avec ou sans verre. Car si l'arret ne pouvait etre 

 regle que pour une hauteur de course h — e (fig. 1) correspondant 

 ä certaine epaisseur c de la preparation, une Variation dans la dite 

 epaisseur — en modifiant cette hauteur — aurait pour consequence, 

 ou bien l'arret premature (et par suite Tempecbement de la mise 

 au poiut), si la nouvelle epaisseur e' < e , ou bien l'arret ne pro- 

 tegerait plus contre le contact eventuel de l'objectif avec la pre- 

 paration — pour toute epaisseur e" > e. 



La modification qu'il faut apporter dans la disposition de la 



TS 



-^- 



Z/ 



"^ 



"1 



