XX, 2. 



Gelblum: Dispositif (l'arrr't du tube ä tirage. 



131 



üg. 1., ponr tenir compte de la difference d'epaisseur des pre- 

 paratious, c'est de faire un des buttoirs a kaideur variable, en les 

 constituant par uue vis et ecroii, voir fig. 2 et 3. 



L'arrangemeut de la fig. 2 est preferable : il permet de mettre 

 larret k la hauteur voulue, uiruie quand Fepaisseur des preparatious 

 ou des verres est inconnue. Toiitefois le pas de la vis doit etre clioisi 

 ä ce qu'on puisse regier facilemeut cette hauteur au ^/j^^ de mm pres. 



3^ II faut encore que l'arret s'adapte facilemeut a tous les 

 objectifs et k tous systemes ou genres de microscopes. — 



Ä 



Z7 ^ 



3. 



Ce resultat sera atteint, en faisant les arrets superieurs Inter- 

 cJmngeahles, c'est-a-dire de sorte qu'on puisse en enlever facilement 

 un quelconque d'un objectif donne , et le fixer sur un autre. Dans 

 ce but, la monture des objectifs serait munie d'une saillie de forme 

 appropriee, et sur laquelle viendrait s'ajuster la bague correspon- 

 dante 1 (fig. 3 et 4) portant l'arret. 



Maniere d'operer. Comme je Tai fait remarquer plus haut, 

 un tel Systeme d'arret fixe „a buttoir" risque fort dabiraer les or- 

 ganes de transmission du mouvement, surtout la vis niicrometrique 

 de haute precision, — tout au moins lä, oü le microspope est depourvu 

 de certains dispostifs complemeutaires de securite.^ Pour se mettre 



1) Dans ces derniers, c'est l'avertisseur ä sonnette electrique qui se 



