324 Kefcrute. XX, 3, 



Verf. macht in seiner Arbeit auf einige bisher übersehene 

 Fehler des] TnoMA-ZEiss'sehen Zählverfahrens aufmerksam und be- 

 schreibt ein neues Zählinstrument, welches von diesen Fehlern frei 

 ist. In den mangelhaften Eigenschaften des Thoma-Zeiss' sehen Zähl- 

 apparates liegt nach Verf. der Hauptgrund für die Meinungsver- 

 schiedenheiten über die Blutkörperchenvermehrung auf den Bergen. 

 Zunächst hat Verf. eingehende Versuche angestellt, über die Ein- 

 wirkung des Luftdruckes auf die Deckgläschen und kommt zu dem 

 Schlüsse, dass er die von Meissen u. a. behauptete Abhängigkeit der 

 TnoMA-ZEiss'schen Zählkammer vom Luftdrucke nicht bestätigen kann. 

 Verf. zeigt dann an den eingehenden Untersuchungen, wie gross die 

 Fehler sind, welche bei dem Auszählen mittels des TnoMA-ZEiss'schen 

 Apparates statthaben können, wobei auch die event. ungleichmässige 

 Vertheilung der Zellen an einer Stelle der Zählplatte berücksichtigt 

 wird. Es ergaben sich dabei Fehler bis zu L") Procent. Um die 

 Fehler des genannten Apparates zu vermeiden , war es nöthig , die 

 tropfenweise Ueberführung des verdünnten Blutes in den Zählraum 

 zu vermeiden, womit dann auch das Plattdrücken des Tropfens und 

 die bei dem Auflegen von Deckgläschen unvermeidliche Ineonstanz 

 der Zählraumtiefe wegfallen muss. Es handelte sich also darum, 

 das Zählstück dementsprechend zu coustruiren. Verf. beschreibt nun 

 weiter den neuen Apparat , welcher von Zeiss in Jena hergestellt 

 worden ist. Es muss deswegen auf das Original verwiesen werden, 

 ebenso wegen weiterer Bemerkungen über die Pipette, den Schüttel- 

 mischer etc. Zur Zählung von Bacterien und sonstigen sehr kleinen 

 Körpern lässt sich der neue Apparat nicht verwenden. Die grössere 

 Kammertiefe und die Dicke der oberen Linse bedingt einen Object- 

 abstand , welcher die Verwendung starker Systeme (etwa über 

 400 fache Vergrösserung) ausschliesst. Verf. giebt dann die Resul- 

 tate von einer Anzahl Zählungen, die er mit dem neuen Apparate 

 ausgeführt hat und kommt zu dem Schlüsse, dass die Zählfehler nur 

 wenig über die matliematisch bedingten „Fehler" der Zählraethode 

 überhaupt hinausgehen. Schiefferxleeker {Bonn). 



3Iay , R. , U e b e r eine Pipette für B 1 u t k ö r p e r c h e n z ä h - 



1 u n g mit automatischer Einstellung (Münchener 



med. Wochenschr. Jahrg. L, No. 6, 1903, p. 253 — 255 



m. 3 Figg.). 



Verf. hebt die auch für den ijraktisohcn Arzt wichtige Bedeutung 



der Zählung der Leukocyten liervor, und betont, dass die jetzt meist 



