138 Regaud et Fouilliand: Kegulateur electro-thermique. XX, 2. 



[Laboratoire d'histulogie de la Faculte de Medecine de Lyon.] 



Eegulateui* electro-thermique et etuves electriques. 



Par 



Cl. Regaud, 



Professeur-agri'ge a la FaL'ulte de Medecine de Lyon 



et 

 R. Fouilliand, 



Liceiicie-es-sciences mathematiques et physiques. 



A V e c h u i t g r a v ii r e s s ii r b o i s. 



Le cliautfage p;vr l'electricite, considere d'ime maniere generale, 

 presente des avantages tels qu'il est appele ä se substituer aux 

 modes de chanfFage actuellement usites , dans un avenir plus oii 

 moins rapprocbe. Cette transformation, colossale par ses consequeuces, 

 se realisera le jour oü le prix de revient de l'energie electrique 

 aura suffisamment diminue pour permettre a cette uouvelle source 

 de chaleiir d'eutrer eu coucurrence ecouomiqiie avec les anciennes. 

 C'est une question de temps. 



En ce qui concerne les appareils de cliautfage k temperature 

 coustante employes dans les laboratoires de biologie , l'usage de 

 l'electricite comme source de chaleur, quoique a peine essaye jusqu'a 

 preseut, se generalisera sans doute bientot. En effet, d'une part les 

 commodites de tous genres et la grande precision qu'on peut douner 

 a ces appareils , d'autre part leur faible cousommation calorique, 

 enlevent a la question de depense presque tonte son importauce. 

 Le sujet que nous traitons dans ce memoire est douc uon seulement 

 ])resque nouveau, mais encore du plus grand interet pour les bio- 

 logistes technicieus. 



Chacun sait que la transformation de Tenergie electrique eu 

 chaleur est regle par la loi de Joule , qui se resume dans cette 

 simple formule : 



r- 1 

 Q petites calories = . . „ , 



(4*1 i) xi 



