XX, 2. Regaud et Fouilliand: liegulateur electro-thermique. 143 



ete nettement defavorable a ce resultat. Pour eviter l'exces de 

 temperature des regions superieiires de Tetiive dfi au deplacement 

 ascensionnel de l'air cliaud (cliauffage par coiivection), les fils me- 

 talliques doivent etre disposes d'une fa^-on decroissante de bas en 

 haut. Quelle que soit la liauteur de l'etuve, le plafoud est toujours 

 laisse degarni de fils ; il a ete juge inutile d'en disposer contre la 

 porte , ä condition que les trois cotes en fussent pourvus. Dans Ic 

 plus grand modele d'etuves (fig. 1), le tiers superieur des parois 

 laterales est degarni de fil ; la moitie de la longueur totale du fil 

 est disposee contre les deux tiers inferieurs de cette paroi, et lautre 

 moitie garnit le plancber. Dans les plus petits modeles (fig. 2), la 

 nioiti(- de la longueur totale du fil a ete reservee au plancher et 

 1 autre moitie a ete regulierement repartie dans toute la hauteur des 

 trois cotes lateraux. Ce n'est qu'apres d'assez longs tätonnements 

 ((ue nous nous sommes arretes a, ces dispositifs, qui nous ont donne 

 des resultats tres satisfaisants relativement a rhomogeneite du chauf- 

 fage. Dans ces etuves, le thermom^tre marque sensiblement la meme 

 temperature, a quelque hauteur et ä quelque distance des parois 

 laterales qu'ou le place. Quelques instants apres la fermeture des 

 portes, la temperature se retablit simultanement et partout au meme 

 niveau. 



La valeur de la capaciU calorique totale du fil de chcmffe 

 a une certaine importance. Trop grande, eile ne permettrait pas 

 une mise en marche assez rapide de l'etuve. Trop petite , eile 

 obligerait a porter le fil a une haute temperature, et, d'autre part, 

 les oscillations thermiques resultant du fonctionnement du regulateur 

 ne seraient pas suffisamment amorties , les fils de faible capacite 

 calorique se refroidissant trop rapidement. Le constructeur peut 

 donner au fil de chaufi'e le poids qu'on veut, en aiigmentant sa 



longueur et sa section de teile fayon que le rapport — ne varie pas. 



8i l'on desirait , en vue de quelque besoin particulier , creer 

 dans le haut dune grande etuve (fig. 1) un compartiment de tem- 

 perature un peu Interieure au reste , on y arriverait aisement en 

 faisant obstacle au mouvement ascensionnel de l'air chaud, au moyen 

 de feuilles de carton non percees de trous, couvrant les rayons 

 metalliques perces. 



